220 Alexander BoUcit, 



Länge mit seitlich abgebogener Spitze gewährt, so lange man sich denselben auf einer ebenen Fläche schrei- 

 bend vorstellt. Allein ich fand die mancherlei Schwierigkeiten, welche federnde GeradfUhrungen, und an solche 

 konnte dabei zunächst nur gedacht werden, ^ schon bei vertical sich drehendem Hebel mit sich bringen, für 

 den horizontal gehenden Hebel noch beträchtlich gesteigert. Die Spitze eines solchen Hebels unter passendem 

 Drucke genau in der durch die Cylinderaxe gelegten Ebene anzulegen, so dass sie bei den Drehungen des 

 Cylinders nicht mitgenommen wird, ist immer nur schwer auszuführen, und die schwierige Orientirung des 

 Hebels kostet viele Zeit und ist, wenn einmal wirklich gut gelungen, äusserst leicht wieder gestört. Jedesfalls 

 ist das Arbeiten mit dem Hebel von Marey dagegen ungemein leicht, die Versuche gelingen damit ohne Mlihe 

 völlig sicher und jeder, der die Schwierigkeiten des ersteren Verfahrens nur selber durehgemapht hat, wird 

 gerne zu der Einrichtung Marey 's zurückkehren und einsehen, dass die reiche Ausstattung der Publicationen 

 Marey's mit vielen, oft in grosser Anzahl repetirten Myogrammen vorzugsweise in der ungemein leichten 

 Handhabung seines schmiegsamen Hebels wurzelt. 



Ich stellte mir darum die Frage, ob man nicht auch die Schreibweise des elastischen Hebels mit aus der 

 Drehungsebene abgebogener Spitze für den Fall, als die Obertiäche eines rotireuden Cylinders als Schreib- 

 Häche benützt wird, einer genaueren Analyse unterwerfen kann, die uns über die Natur der auf diese Weise 

 erhaltenen Myogramme besser zu orientiren vermöchte. 



In Bezug daraufsei nun vorerst das Folgende bemerkt. Es ist, während man den Hebel des Marey 'sehen 

 Myographion- so an die Oberfläche des Cylinders anlegt, dass gute, den Originalcurven von Marey entspre- 

 chende Curven gewonnen werden, leicht, sicii davon zu überzeugen, dass die Hebelspitze bei der Ablenkung 

 des Hebels eine auf drei auf einander senkrechte Coordinatenaxen zu beziehende Bewegung ausführt. Eine 

 dieser Axen liegt vertical, die beiden anderen liegen in einer horizontalen Ebene, die eine in der Richtung 

 der Axe des rotirenden Cylinders, die andere senkrecht auf die Cylinderaxe. Wir wollen die mit der Richtung 

 des Hebels in der Eulielage zusammenfallende Coordinatenaxe die 4? die senkrecht daraufstehende in die 

 Richtung der Cylinderaxe fallende die vj, die verticale Axe die C Axe nennen, Fig. 6, 0^, Ovj, 0^, wobei 

 der Nullpunkt des Coordinatensystemes in dem Drehungspunkte des Hebels liege, von welchem wir annehmen, 

 dass er auch der fixe Punkt für die Abweichung des elastischen Hebels aus seiner Drehuugsebene ist, dann 

 können wir am einfachsten so verfahren, dass wir den aus seiner Ruhelage abgelenkten Hebel als eine 

 begrenzte Gerade annehmen und deren Projectionen auf die drei Coordinatenaxen bestimmen, was leicht 

 geschehen kann. Das Verfahren war Folgendes: Ich ermittelte möglichst genau die Länge des Myographion- 

 hebels l, wenn derselbe in der Ruhelage, d. i. mit seiner Richtung senkrecht auf die Axe des Cylinders an den 

 letzteren angelegt war, einmal durch einen angelegten passenden Massstab, zweitens dadurch, dass ich genau 

 in der Höhe, in welcher der Hebel den Cylinder berührte, statt des Cylinders eine horizontale ebene Fläche 

 anbrachte, auf diese wurde ein Stück berussten Glanzpapiers gelegt und nun auf diesem durch Drehung des 

 Hebels mit der Spitze des letzteren ein Kreisbogen angezeichnet. Für diesen Kreisbogen wurde dann Radius 

 und Mittelpunkt bestimmt. Endlich dadurch, dass der Hebel in der Ruhelage auf dem Cylinder mittelst eines 

 Fernrohres gegen eine Scala anvisirt wurde, in gleich zu beschreibender Weise. 



Für die Länge des Hebels ergab sich so l = 162"'"', auf welche derselbe eben von vorneherein* einzu- 

 stellen versucht wurde. 



Um nun dem Hebel in einer Reihe von aufeinanderfolgenden Versuchen immer genau bestimmte Ablen- 

 kungen ertheilen zu können, brachte ich auf der Platte des Myographion dicht unter dem Hebel einen in 



1 Niichdem diese Arbeit bereits lange abgeschlossen und auch grösstentheils niedergeschrieben war, ist mir eine Anord- 

 nung eingelalleu, bei welcher ein horizontal gespauuter Muskel auf einen vertical gehenden, mit Helmholtz'scher (ierad- 

 führung verseheuen Hebel wirken würde. Ich habe aber .diese Anordnung bisher nur an einem Modelle geprüft, vielleicht 

 werde ich sie später ausführen lassen. 



- Die von mir benützten Apparate sind alle Originale von Breguet, welche schon im Jahre 1873 für das physiolo- 

 gische Institut der Grazer Universität gelieferl worden sind. 



* Siehe das Frühere. 



