Beiträge zur Physiologie der Muskeln. • 231 



myographisclie Curven, welche Hebelaiisschlägen von über 17° entsprechen, empirisch zu corrigiren. Man 

 mlisste von jenem Punkte der verlängerten Abscissenaxe, welcher 162™'" von dem zu dem betreffenden Curven- 

 punkte gehörigen Punkte der Abscissenaxe entfernt liegt, eine gerade Linie zu dem betreffenden Curvenpunkte 

 ziehen und darüber hinaus verlängern. Der Punkt, in welchem die Verlängerung dieser Linie von dem durch 

 denselben Abscissenpunkt gehenden Kreis geschnitten würde, wäre der Punkt der corrigirten Curve. 



Denkt man sich eine solche Correction ausgeführt, dann sieht man, dass der corrigirte Curventheil sich 

 etwas über die wirklich erhaltene Curve erhebt. 



Einiges Zutrauen würde das hier kurz angeführte Correctionsverfahren nur verdienen, wenn man sich die 

 empirische Ordinate ß in ein Lineal aus Glas oder Metall einschneiden liesse, dessen eine Seite von dieser 

 Curve gebildet wird, während zwei andere Seiten desselben geradlinig verlaufen und unter einem rechten 

 Winkel zusammenstossen. Mittelst eines solchen Lineales müssten die Ordinaten der niyographisehen Curve 

 errichtet und dann die Correction in der früher erwähnten Weise ausgeführt werden. 



Am liesten wird es aber sein, wenn man dieses Verfahren dadurch ganz erspart, dass man für myographi- 

 sche Curven, welche genau ausgemessen werden sollen, nur solche Hebelaussehläge benützt, welche nicht 

 über 17° hinausgehen. 



Es muss noch besonders bemerkt werden, dass sich unsere Auseinandersetzungen auf einen Hebel von 

 l)cstimniter Länge beziehen und dass andere Längen des Myograpliionliebels auch andere Abweichungen der 

 Curven vom Kreise ergehen würden, die ebenso untersucht werden müssten, wie wir das hier gethan haben. 

 Es ist auch leicht ersichtlich, dass Hebel von geringerer Länge viel ungünstigere Resultate ergeben würden 

 und dass es sich empfiehlt, mit langen Hebeln zu arbeiten. Dass man aber hier über eine gewisse Grenze 

 nicht hinausgehen kann, hat schon Marey' begründet, und zwar bei Gelegenheit der Mittheilung seines 

 Correctionsverfahrens der kreisbogenförmigen Ordinaten. 



Als Consequenzen unserer vorausgehenden Betrachtungen ergeben sich aber noch einige kleine Verbes- 

 serungen des Myographion von Marey, welche ich au.sfUhren Hess. Erstens die schon früher erwähnte Kreis- 

 theilung G, Fig. 6, unter dem Myographionhebel. Zweitens aber eine Zerlegung der Grundplatte des Myogra- 

 phien in zwei Theile. Ich liess dieselben mittelst Schlittenführung ineinanderfügen; der eine Theil ist 

 bestimmt zur Anbringung der festen Lager für die Drehungsaxe des Hebels und zur Befestigung des Röll- 

 chens, über welches der Faden vom Hebel zur Wageschale läuft. Dieses Röllchen ist in einem Schlitze, der 

 parallel der Richtung des Hebels in der Ruhelage läuft, so verschiebbar, dass der Faden um die Axe 

 geschlungen, oder aber in sehr geringer Entfernung von dem Drehungspunkte des Hebels an dem letzteren 

 befestigt werden kann, wodurch es gelingt, dem Hebel verschiedene Grade von Empfindlichkeit zu ertheilen, 

 wie es die im einzelnen Falle gegebenen Versuche verlangen. Dieser den Hebel und das Röllchen tragende 

 Theil der Platte des Myographion ist in der schematischen Fig. 6 unschraffirt. Über demselben und durch 

 Schlittenführung in demselben beweglich, und zwar mittelst der senkrecht auf die Ruhelage des Hebels ste- 

 henden Mikrometerschraube T, Fig. 6, ist der zweite, die Korkplatte tragende Theil der Platte des Myogra- 

 phion angebracht, auf welchem das Präparat befestigt wird. 



Der Sinn dieser Einrichtung ist leicht verständlich. Sie dient dazu, dass jede niyographische Curve von 

 der Ruhelage des Hebels aus an den Cylinder angeschrieben wird. Unter Ruhelage verstehe ich dabei die 

 Lage des Hebels genau senkrecht auf die Axe des Cylindcrs, in welcher der Hebel auf der Kreistheilung die 

 Ablenkung angeben muss. Für diese Ruhelage des Hebels muss die Aufstellung alier Apparate ursprünglicli 

 mit der grössten Sorgfalt vorgenommen werden. 



Das erfordert einige Zeit und Mühe. Erreicht ist dieses Ziel, wenn der Hebel in der Ruhelage auf dein 

 berussten Cylinder eine Abscissenaxe anschreibt, über welcher, wenn der Hebel bei ruhendem Cylinder nach 

 beiden Seiten von der Ruhelage um gleich viel Grade abgelenkt wird, genau gleich lange entgegengesetzt 

 gerichtete Ordinaten augeschrieben werden, welche von dem mit der Hebellänge als Halbmesser durch den 



1 Marey, Du mouvoment etc., p. 329. 



