Beiträge zur Physiologie der Muskeln. 



245 



Der Interruptor, welchen ich benützte, war ein sogenannter doppelter mit eigenem Strome als Motor für 

 den Unterbrecher und davon getrenntem zweiten ausnntzbaren Strome. 



Er hatte sonst die gewöhnliche Form. • 



Bekanntlich kann die Oscillationsgeschwindigkeit des Hammers dieses Unterbrechers varürt werden, 

 durch verschiedene Einstellung einer schweren Metallkugel, die nach Art eines Laufgewichtes an einer ^erti- 

 cal auf den Hammer aufgesetzten Stange verschiebbar ist. 



Die Anordnung der Versuche blieb dieselbe, wie sie in Fig. 6, Taf. I schematisch dargestellt ist, nur 

 wurde an Stelle des aus dem Inductdrinm ausschaltbaren Halske'schen Stromunterbrechers der von Foucault 

 eingeschaltet. 



Ich überzeugte mich zunächst, dass eine ganz constante Kette als Motor für den Interruptor und eine 

 bestimmte Entfernung des Ankers von den Elektromagnetpolen vorausgesetzt, jede bestimmte Einstellung 

 der früher erwähnten Metallkngel auf der Stange auch eine gauz bestimmte und immer wiederkehrende Oscil- 

 lationsgeschwindigkeit des Hnmmers ergibt, die auch sehr gut gemessen werden kann. 



Als Motor für den Interruptor diente eines der früher genannten constanten Zinkkupferelemente. 



An dem benützten Unterbrecher befand sich für gewöhnlich eine 14™ lange Stange für die Metallkugel^ 

 an deren Stelle konnte aber auch eine viel längere, die ich gelegentlich benützte, eingeschraubt werden. 



Wenn sich die Metallkngel ganz am oberen Ende der 14"" langen Stange befand, gab der Hammer nahe 

 an drei Schwingungen in der Secuude, wenn sie auf 14"=" herabgeschoben wurde, gab er über l'J Schwingun- 

 gen in der Secunde, durch langsames Verschieben der Metallkngel an der Stange Hessen sich alle dazwischen 

 liegenden Frequenzen erhalten. 



Für die Versuche fand ich es dagegen bequem und zweckmässig, die Kugel in Sprüngen auf der Stange 

 einzustellen. Ich ging damit von (Stellung der Metallkugel am obersten Ende der Stange) auf 3, 6, 9, 12, 

 14'^^" nach abwärts und nahm schliesslich die Metallkngel ganz fort. Bei diesen Stellungen der Metallkugel 

 ergaben sicli die nachfolgenden Schwingungen des Hammers in der Secunde, deren mit zwei mnltiplicirte 

 Anzahl bei wirksamen Öffnungs- und Schliessungsschlägen die Anzahl der Eeize in der Secunde ergibt. 



Einstellung- 



der Metjill- 



kugel 



Anzahl der Anzahl der 



Oscillationen Reizungen 



in der See. ; in der See. 



Nummer 

 der Ab- 

 stufung 







3 



6 



9 



1-2 



1-1 



weg 



2-98 

 3 • 6ö 

 4-47 

 Ö-63 

 7-Ö8 

 9-7U 

 12 15 



,5-96 

 7-30 

 8-94 

 11-26 

 15 -Iß 

 19 -40 

 24-30 



Bestimmt wurden die Schwingnngszahlen aus je zwei Zeitschriften, die auf rotirender Trommel erhalten 

 wurden, von welchen immer die eine Secunden markiite, die andere aber den Gang des Unterbrecherwerkes 

 mittelst eines in den Kreis des zu unterbrechenden Stromes geschalteten Signal Deprez verzeichnete. 



Zur Verdeutlichung des Gesagten möge Fig. 37 II dienen. Unter dem angeschriebenen Tetanus a sind 

 in b Secunden, in c mit dem Signal Deprez die Reizfrequenz (unserer Abstufung 1 entsprechend) verzeichnet. 

 Die Marken nach aufwärts in c bedeuten Öffnung, die Marken nach abwärts Schliessung des Stromes. Gleich- 

 abstehend sind die Öffnungen und Schliessungen bei diesem Unterbrecher eben so wenig wie bei dem gewöhn- 

 lichen Hammerwerke des Inductorium. Es ist vielmehr aus c zu ersehen, dass das Intervall zwischen Schlies- 



1 Wiedemann, Die Lehre von der Elektiicität, Bd. IV. Braunschweig 1885, S. 546, Fig. 105. 



