362 



Mittheilungen der Erdbeben-Commission. 



Publication 1 wiedergegebenen Zeichnung, nur wäre hier zu er- 

 wähnen, dass die photographische Cassette sammt Accumulator 

 sich in einem Nebenlocal befindet, während die Alarmglocke im 

 2. Stockwerk, in meiner Amtswohnung aufgestellt ist, und dass, 

 um ein unnöthiges Läuten und unnützen Stromverbrauch für 

 den Fall meiner Abwesenheit zu vermeiden, in der Schaltung 

 insofern eine Änderung vorgenommen wurde, als der Strom- 



schluss nicht direct die 

 Alarmglocke in Thätigkeit 

 setzt, sondern ein Relais 

 (siehe Fig. 8). Der vom Ap- 

 parat kommende Draht A, 

 wie Draht E des Accumu- 

 lators laufen zur Klemme 1 

 und 2. Bei Stromschluss in 

 Folge des Herabfallens der 

 kleinen Steinkugel, wird der 

 Anker K angezogen, daher 

 der Hebelarm H freigelassen, 

 welcher in die punktirte 

 Lage H 1 fällt, den Strom bei F 

 unterbricht und die Local- 

 batterie L bei G schliesst. 

 Durch das Fallen des Hebel- 

 armes H wird auch ein Signalblatt vorgeschoben. Die Glocke 

 kann bei S, durch das Herausnehmen eines Stöpsels, aus- 

 geschaltet werden, so dass ein stattgehabter Stoss auch nur 

 durch das erwähnte Signalblatt angezeigt werden kann. 



Der Pfaundler'sche Registratur ist seit Ende Juli 1898 auf- 

 gestellt, hat aber bis Ende Februar keine Gelegenheit gehabt, 

 in Function zu treten. 



Das Laden des Accumulators wird von der Abtheilung für 

 Elektrotechnik der hiesigen k. k. Staats-Gewerbeschule auf das 

 Freundlichste besorgt, wofür dem Director dieser Anstalt, Herrn 

 Regierungsrath Hesky, wie dem Vorstande dieser Abtheilung, 

 Herrn Ingenieur Sartori, bestens gedankt wird. 



Fig. 5. 



i L. Pfaundler, 1. c. 



