E. Mazelle, Einrichtung der seismischen Station in Triest. 



363 



Die Vorarbeiten für die Installirung des Horizontalpendels 

 nahmen viel Zeit in Anspruch, namentlich bereitete die Be- 

 leuchtungsquelle grosse Schwierigkeiten. Die Versuche mit 

 Einführung des Gasglühlichtes misslangen in Folge der zu 

 grossen Wärmeentwicklung. Es müsste zu diesem Zwecke ein 

 grösseres Lampengehäuse mit besserer Ventilation construirt 



Fig. 6. 



werden. Im Studium befindet sich eine einfach scheinende 

 Lampenconstruction. Die Benzinbeleuchtung erwies sich als 

 umständlich und theilweise gefährlich in Folge der fortwährender, 

 kleinen Explosionen, welche auch zu verschiedenen Malen die 

 Lampe auslöschten. Die hierauf versuchte Einführung von Öl 

 als Beleuchtungsquelle musste in Folge der umständlichen 

 Dochtbehandlung auch aufgelassen werden, da die Flamme nie 

 24 Stunden continuirlich brennen konnte. 



Endlich gelang eine sehr gute Beleuchtung mit einer Gas- 

 flamme. Es wurde nämlich ein kleiner Brenner construirt, so 

 dass die Gasflamme nur einige Millimeter breit und einige 



