16 



ledel gennem Maaleren. Tromleakselen staar i Forbindelse med et Tælleværk, der 

 angiver den maalte Luftmængde i engelske Kubikfod. 



Denne Maaleenhed var for grov til vort Brug, og vi lod da Tromleakselen 

 forlænge ud gennem Maalerens Bagside, der forsynedes med en Maalekreds paa 

 360°. Jo mindre Maaleren er, des større Tryktab lides ved Maalingen af et givet 

 Rumfang pr. Tidsenhed, og jo større Maaleren er, des mere uhandlelig bliver den 

 paa Grund af den paafyldte større Vandmængde. Hensynet til disse Forhold be- 

 stemte os til at vælge den Størrelse af Maaleren, der ved en Akselomdrejning 

 maalte V2 eng. Kubikfod = 14,157 liter, og denne Størrelse viste sig ved Brugen at 

 være meget anvendelig. Hver enkelt Grad af den inddelte Maalekreds skulde da 

 i-epræsentere et maalt Luftvolumen = 14,1-57 : 360 liter = 39,3 cm.'. Betingelsen 

 herfor er, at Luften ledes som en jævn Strøm gennem Maaleren under Tryk; 

 ved nærværende Forsøg suges Luften diskontinuerligt gennem Maaleren i Takt med 

 Respirationen. Der anstilledes da Kontrolmaalinger, der saa nær som muligt sva- 

 rede til Maalerens Gang under Forsøgene, og disse gav som Resultat, dels at Maa- 

 leren fungerede regelmæssigt, og dels at Maalekredsens Inddelinger svarede til 

 41,2 cm.^ 



Brugen af Maaleren er simpel og paalidelig; man erindre blot inden hvert 

 Forsøg at paafylde Vand gennem c, indtil det løber ud forneden; i modsat Fald 

 vil Maaleren dels vise for smaa Volumener, og dels kræve større Trykdifferens for 

 at fungere; af samme Grund maa Maaleren staa vandret og forsynes derfor bedst 

 med Stilleskruer. 



Maaleren aflæstes hvert 40. sec.; Tiden markeredes ved et elektrisk Klokke- 

 signal. Lad Aflæsningerne ved to paa hinanden følgende Klokkeslag være M° og 

 N°, da vil det maalte Volumen være 41,2 x (N° -=- M°). Den direkte maalte 

 Størrelse N -:- M vil følgelig meget nær angive Middel-Respirations- 

 volumenet pr. sec. raaalt i cm'. Dette Begreb, som hyppigt vil blive anvendt 

 i det følgende, kalder vi Respiration sniveauet. 



2). Fra Luftmaaleren ledes Luften gennem en Gummislange med Diam. 1,8 

 cm. til Respirationsmasken, D. Paa Vejen er indskudt Ventilen e*); denne, hvis 

 Indretning fremgaar af Figuren, aabner under Inspirationen og lukker under Exspi- 

 rationen. Ventilklappen er en tynd Gummiplade fastholdt til Glasrøret ved Shellak. 

 Respirationsmasken bestaar af en simpel Bliktragt, udstøbt med Stentz-Masse efter 

 Ansigtets Form ; denne Masse er yderligere dækket med et Lag Klæbevox — en 

 Blanding af Bivox og Terpentin — , der bliver blød ved Hudens Temperatur, og 

 derved sikrer Maskens lufttætte Forbindelse med Ansigtet. Rumfanget af Masken 

 med tilhørende korte Forbindelsesslanger til Forgreningrøret f bør være saa lille 

 som muligt, da det ved Respirationen repræsenterer et „skadeligt Rum" ; ved de af 

 os benyttede Masker beløb dette sig til ca. 30 — 40 cm\ Se tillige Fig 2. 



Under Exspirationen ledes Luften ud gennem Ventilen g; denne er modsat- 



*) Ventilens Konstruktion er godhedsfuldt angivet os af Hr Docent, Dr. phil. A. Krogh. 



