17 



virkende af e, men iøvrigt af lignende Konstruktion; kun er den tillige forsynet 

 med et paablæst Rør til Bortledning af Fortætningsvandet. 



3). Mellem Respirationsmasken og Ventilen g er Prøvetagningsapparatet E an- 

 bragt. Dette beslaar af en Række Recipienter monterede paa et Træstativ; hver Re- 

 cipient rummer ca. 20 cm. ' og er foroven og forneden lukket med Tregangshaner. Re- 

 cipienterne fyldes 

 før Brugen fra ne- 

 den med Kviksølv 

 ved Paafyldning 

 gennem Tragten h. 

 Foroven ere de for- 

 bundne med Exspi- 



rationsledningen 

 ved snævre Glasrør. 

 En Prøvetagning vi 1 

 da kunne foretages 

 ved aflukke Hanen 

 j og lade Kviksølvet 

 fra en af Recipient- 

 erne løbe ud gen- 

 nem Slangen i ; i 

 denne er forneden 

 indskudt et Glasrør 

 med haartrukken 

 Spids; denne, der 



maa vende mod Strømmen for ikke at forstoppes med Urenheder fra Kviksølvet, 

 kan afpasses saaledes, at Recipienten tømmes i Løbet af det Tidsrum man ønsker; 

 ved nærværende Forsøg har Prøvetagningens Varighed overalt været 3 x 40 sec. = 

 2 Minutter. Man vil nu let se, at en Prøvetagning, anstillet paa denne Maade, li- 

 der af væsentlige Mangler. Hvad man ønsker at erholde, er en Middelprøve af 

 Exspirationsluften i en vis Tid; men da Sammensætningen af denne varierer inden- 

 for hvert Aandedrag, og da Luften i Tilledningsrørene forskydes som en samlet 

 Luftsøjle, uden at der foregaar nogen nævneværdig Blanding, vil Exspirationsluften, 

 idet den passerer Prøvetagningsapparatet, stadig være af varierende Sammensæt- 

 ning; naar man nu tillige erindrer, at Exspirationen indenfor samme Aandedrag 

 foregaar med skiftende Hastighed, og at Prøvetagningen foregaar baade under Ex- 

 spiration og under Inspiration, vil man indse, at Betingelserne for, at den optagne 

 Luftprøve skal faa Exspirationsluftens Middelsammensætning, ikke er til Stede. 

 Disse Mangler vil afhjælpes ved mellem Respirationsmasken og Prøvetagningsappa- 

 ratet at indskyde en Blandingsbeholder k. Rumfanget af denne er her 600 cm.-', 

 altsaa noget større end det normale Aandedrag. Tilledningsrørene og Aflednings- 

 rørene ere anbragte som vist paa Figuren for at sikre en god Luftblanding. En 



I). K. D. Viilensk Selsk. Skr., 7. Kække, milurvldensk. og nialhem. Afd. XI. 1. 3 



Fig. 2. 



