20 



om dennes Varialion, formodentlig fordi der i de korte P'orsøgsperioder ilike kom- 

 mer stationære Spændingsforhold til Stede; men man kan dog med Rimelighed 

 gaa ud fra, at CO, "lo, saavel i Exspirationsluften som i Alveolerne, vil stige med 

 Inspirationsmodtrykket. 



Spørgsmaalet er nu, hvorvidt denne paaviste metodiske Fejl vil faa Betydning 

 for vore kommende Maalinger. Det maa herved erindres, at vore Maalinger ere 

 ganske præliminære Differensmaalinger uden noget Krav paa at angive et nøjagtigt 

 Maal for Stofskiftets absolutte Størrelse; hvad vi have søgt, er en Metodik, hvorved 

 vi, med COj-Udskillelsen som relativt Maal for Stofskiftet, ere i Stand til med Sik- 

 kerhed at paavise en Stofskiftestigning under en Arbejdsperiode ud fra Værdierne 

 af en foregaaende og en efterfølgende Hvileperiode. Ved en saadan Metodik maa 

 man med Agtpaagivenhed vaage over enhver Respirationsforstyrrelse, som vil kunne 

 medføre en kunstig Forøgelse af COa-Udskillelsen, da en saadan kunde resultere i 

 en fuldkommen misvisende Antagelse om en stedfundet Stofskifteforøgelse; omvendt 

 vil derimod en Fejl som den ovenfor paaviste, der hæmmer CO^-Udskillelsen med 

 stigende Respirationsniveau, kun medføre, at en stedfundet Stofskifteforøgelse maa- 

 les forholdsvis mindre, jo større denne — absolut set — er. 



Det ses saaledes, at denne metodiske Fejl ikke vil kunne medføre Tvivl om 

 Rigtigheden af de i det følgende paaviste Stofskifteforøgelser under psykisk Arbejde 

 eller under Muskelarbejde, og den er derfor for nærværende Undersøgelsers Ved- 

 kommende betydningsløs. 



Nævnte Modtryk P kan benyttes til grafisk Optegning af Respirationens For- 

 løb. Fra Expirationsledningen ved d føres en Gummislange til en Marey's Tam- 

 bour, der registrerer de varierende Tryk paa en Kymograf-Tromle. De derved er- 

 holdte Kurver giver vel et Billede af Respirationssvingningerne, men man kan ikke 

 med nogenlunde Nøjagtighed fra Udslagenes Størrelse slutte sig til Respiralionsvolu- 

 minerne; derimod vil Kurven give fyldige Oplysninger om Aandedrættenes Antal 

 indenfor hver 40. sec, naar man samtidig registrerer Tiden. Tidsregistreringen 

 foretages lettest ved i Forbindelse med det elektriske Klokkesignal at indskyde en 

 elektromagnetisk Skrivestift. 



4). Spirometrene ere af sædvanlig Type uden særlige konstruktive Ejendomme- 

 ligheder. Den bevægelige Klokke er ca. 80 cm. høj og har Diameteren 40 cm.; 

 den har følgelig et nyttigt Volumen paa ca. 100 liter. Klokken er afbalanceret i 

 sin øverste Stilling ved et Vægtlod; naar Klokken sænkes, vil dens Vægt formind- 

 skes med Opdriften; for at udligne denne, er der ovenpaa Klokken anbragt en 

 ringformet Skaal m, der henholdsvis fyldes med Vand eller tømmes alt efter som 

 Klokken gaar ned eller op. Vandet ledes til ved Hævertvirkning fra et cylindrisk 

 Glasrør n, fast anbragt paa Spirometerets Stativ. Længden af Glasrøret er noget 

 større end Klokkens Bevægelse, og Rørets Tværsnitsareal er bestemt ved n- • 40 • t cm.'', 

 hvor t er Klokkens Vægtykkelse i cm. Spirometrene ere forbundne indbyrdes og 

 med Expirationsledningen paa en saadan Maade, at de kunne tømmes og fyldes 

 uafhængigt af hinanden. Prøvetagning fra Spirometeret sker gennem Hanen o; 



