21 



(let er lilstrækkeligl blot ;il forl)inde Recipienten med Hanen, hægte Afbalancerings- 

 loddet af Spirometeiet, for derved at lade Lullen fra Spirometeret i nogen Tid 

 strømme under Tryk — ca. 40 mm. Vandtryk — gennem Recipienten. Se Fig. 3. 



Paa Lufltilgangs- 

 ledningens neder- 

 ste Punkt bør an- 

 bringesen Hane til 

 Aftapning af For- 

 tætningsvand etc. 

 Man har be- 

 stræbt sig for at 

 gøre Spirometrene 

 saa letbevægelige 

 som muligt. I 

 den Anledning ere 

 Tridserne q forar- 

 bejdede med sær- 

 lig Omhu, og de- 

 res Diameter er 

 valgt ret stor = 

 9 cm.; af samme 

 Grund er der sør- 

 get for, at Vægten 

 af Spirometrene 



er reduceret til et Minimum ved at bygge dem af saa tynd Zinkplade, som paa 

 Forhaand kunde anses at være forsvarligt; den anvendte Pladetykkelse er t ^ 0,08 cm. 

 Som Maal for Spirometrenes Bevægelighed angives følgende sammenhørende 

 Værdier. P er den Vægt, hvormed Afbalanceringsloddel skal belastes, for at Spiro- 

 metrene skulle fyldes med V cm.' pr. sec. P er udtrykt i cm. Vandsøjle over 

 Klokkens Tværsnitsareal. 



Tabel VI. 



Fig. 3. 



Luftproverne analyseredes enten ved et Bohr og Petterson's Apparat eller 

 ved et Haldane's Apparat. Kulsyren absorberedes i en 10 ";o Nalronopløsning, og 



