34 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



En substiliiant au grillage une plaque percée d'un petit trou, on obtient 

 dans le champ arrière un effluve élémentaire ^ sorte de filet gazeux élecliisé, 

 qui suit les lignes de force de ce champ. Il est d'ailleurs facile de vérifier 

 que le décalque d'un grillage résulte de la juxtaposition des taches pro- 

 duites par les divers effluves élémentaires issus de ses mailles. 



Par conséquent, pour éliminer Teflet de l'accumulation des charges sur 

 la résine, il suffit de substituer une toile métallique à Farmalure inférieure 

 du condensateur, dont il a été question plus haut, et de disposer la plaque 

 de résine au delà de cette toile avec les accessoires nécessaires pour décalquer 

 les images que les effluves forment à l'état latent sur la toile. On supprime 

 de même la déformation du champ par les pointes, en les remplaçant par des 

 trous percés dans l'armature supérieure et alimentés en particules électrisées 

 par des effluves produits au-dessus de cette armaluie. 



Ces dispositils rendent possible l'examen individuel des diverses causes 

 qui interviennent dans la formation des figures de M. de Heen et nous ont 

 permis de vérifier que le mécanisme de leur production est bien conforme à 

 l'exposé que nous en avons donné ci-dessus. En particulier, en ne laissant 

 subsister que l'effet des répulsions mutuelles des particules, nous avons 

 constaté que l'on obtient encore la subdivision cellulaire qui est la principale 

 caractéristique de ce phénomène. 



RADIOLOGIE. — Sur lin disposilif iononiéti-ique radiologiqiie. 

 Note de M. Solomox, présentée par M. Villard. 



Un appareil de mesure par ionisation, pour être utilisable en radiologie 

 médicale, doit répondre aux conditions suivantes : 



1° Simplicité très grande du maniement; 2° permettre la mesure facile 

 de l'énergie rôntgénienne à la surface du corps (dose incidente) et à 

 l'intérieur du corps (dose profonde), la détermination du quotient (dose 

 incidente-dose profonde) étant capitale en radiothérapie; 3° assurer le 

 parallélisme d'absorption entre les tissus et l'air de la chambre d'ionisation 

 en éliminant tout rayonnement caractéristique appréciable par un choix 

 convenable des matériaux constituant la chambre d'ionisation, les 

 matériaux de poids atomique très faible n'émettant pas de rayonnement 

 caractéristique pour les voltages usuels en radiologie médicale. 



Le dispositif que nous avons l'Iiônneur de présenter nous semble répondie à ces 

 conditions. L'appareil de mesure est un éteclroscope à feuille d'or, à capacité variable. 



