SÉANCE DU 4 JUILLET I921. . 35 



Un commiilatpur permet d'introduire une capacité auxiliaire qui quadruple la capa- 

 cité [première du dispo-itif, ce qui permet des mesures pendant un temps assez long, 

 l'appaieil foiictioiinaiit comme un quanlilomèlre intégrateur. Les déplacenienls de la 

 feuille d'or se lisent sur un cadran divisé en degrés, le cadran est éclairé par un dis- 

 positif optique amovible. La charge du système isolé se fait au mo^^en d'une petite 

 machine électrique à frottement : une tige d'ambre, animée d'un mouvement de rota- 

 tion au moyen d'une manivelle, frotte sur une peau de chamois. Un poussoir terminé 

 par un petit cylindre en ébonite permet une décharge lente de l'appareil ; la lecture 

 du déplacement de la feuille peut ainsi se faire à partir d'une division quelconque. 



L'électroscope est logé dans un bloc de plomb relié à la terre, assurant ainsi une 

 protection électrostatique parfaite et une ét.mchéité suffisante aux layons X. 



La chambre d'ionisiilion est en graphite, avec armature axiale également en gra- 

 phite. Elle se présente sous la forme d'un petit cylindre de i5""" de diamètre extérieur 

 et de So""'" de longueur; ses dimensions permettent une introduction facile dans les 

 cavités naturelles. 



La chambre d'ionisation est reliée à l'électroscope au 'moyen d'un conducteur formé 

 de trois tronçons : un tronçon inteimédiaire, formé d'un long fil en acier, isolé au 

 soufre et recouvert d'un tube de laiton, et deux tronçons terminaux à conducteur en 

 acier continuant celui du tronçon central et isolé par des anneaux en ébonite et soufre ; 

 l'enveloppe extérieure métallique est flexible. Un de ces tronçons est relié à la 

 chambre d'ionisation par un montage en baïonnette, l'autre à l'appareil de mesure au 

 moyen d'un petit ressort à boudin. La souplesse de ces deux tronçons permet de leur 

 donner toutes les positions dans l'espace. 



L'étalonnage de l'appareil a été fait avec une quantité connue de radium- 

 élément; la détermination de la charge et de la capacité devient inutile. La 

 correspondance a été établie entre les subdivisions de lappareii et les unités 

 usuelles V, H, X et M. 



ÉLECTRO-OPTlQrE. — Sur le principe de combinaison et les raies ci' absorption 

 dans les spectres de rayons X. Nole(') de M. A. Dau\illier, présentée par 

 M. E. Bouty. 



L Depuis la publication de notre dernière Note sur ce sujet (-) nous 

 avons eu connaissance des travaux de Smekal (') et de Coster (') sur la 



(' ) Séance du 27 juin 192 [. 



(■-) Comptes rendus, t. 172, 1921, p. i35o. 



(^) Zeiischrift fi'ir PhysiL, t. 4-, 1921, p 26, 91 et 121, 



(^) Ibid., t. 5, mai 1921, p. 189. 



