SÉANCE DU 25 JUILLET I92I. 287 



CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur un appareil pour runalyse industrielle des gaz. 

 Note (') de M. G. Axdoyek, présentée par M. Charles Moureu. 



Cet appareil a été réalisé dans l'intention de corriger quelques défauts 

 des instruments classiques de Hempel et d'Orsat, dont il dérive, et de 

 réunir leurs qualités respectives : On y retrouve la simplicité de construc- 

 tion du premier et son universalité; et, de même que l'appareil d'Orsat, 

 le nouvel instrument, dont les différents accessoires se peuvent placer dans 

 une boîte, est robuste et transportable, permettant ainsi d'effectuer facile- 

 ment les analyses partout où la nécessité s'en fait sentir. On y a supprimé 

 la rampe à robinets multiples, fragile et coûteuse, enfin la précision des 

 résultats est accrue par l'absence de tout espace nuisible. 



L'appareil se compose : 



1° D'un lube mesureur gradué en dixièmes de cenlimèlre cube, entouré d'un 

 manchon d'eau et portant une tubulure à chaque extrémité. La tubulure inférieure 

 est unie par un tuyau de caoutchouc à un vase de niveau rempli d'eau salée. La tubu- 

 lure supérieure, de petit diamètre intérieur, est soudée latéralement à un robinet à 

 trois voies qui constitue l'origine de la graduation. 



La construction spéciale du robinet permet une étanchéité durable, une manœuvre 

 facile et précise de l'appareil et l'élimination, entre chaque absorption, du réactif 

 engagé dans le canal et le boisseau. 



La seconde voie horizontale du robinet est soudée à un petit entonnoir; la troisième, 

 qui prolonge le boisseau à sa partie inférieure, est libre. 



•2" De pipettes-laboratoires du modèle primitif d Orsat, en même nombre que les 

 différents réactifs succeptibles d'emploi; et de deux tubes intermédiaires, permettant, 

 l'un la combustion par explosion, l'autre la combustion sur amiante platinée ou pal- 

 ladiée. 



L'analyse s'effectue de la façon suivante : 



Le gaz est introduit dans le mesureur par la tubulure inférieure du robinet, et 

 mesuré. Cette même tubulure est ensuite unie par un joint de caoutchouc, avec, 

 successivement chaque pipette laboratoire : 



La pipette étant en communication avec l'entonnoir du robinet, par le jeu de la clef, 

 le réactif est refoulé dans le laboratoire^ par pression buccale ou autre, jusqu'à ce 

 qu'il remplisse le canal de la clef et le bas de l'entonnoir. 



On effectue alors l'absorption suivant le mode ordinaire, après avoir établi la 

 communication entre la pipette et le mesureur; puis le gaz est renvoyé dans ce dernier, 

 le réactif devant alors remplir exactement le canal du robinet. 



(') Séance du 11 juillet ig-îi. 



C. R., 1921, 2» Semestre. (T. 173, iN° 4) ^7 



