382 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



écrans colorés dont la composition est rappelée ci-dessus, de déterminer 

 par quelque procédé pholométrique que ce soit, et dans des conditions 

 identiquement comparables aux nôtres, la répartition des intensités dans 

 les spectres des étoiles et leurs températures effectives. Que Ton emploie 

 à cet effet, comme nous-mêmes, une étoile de comparaison artificielle dont 

 on modifie l'éclat au moyen de niçois, qu'on emploie un photomètre à coin, 

 un photomètre à extinction, ou même un procédé de photométrie photo- 

 graphique, les résultats des mesures seront exactement comparables si elles 

 ont été faites à travers les trois écrans indiqués. Il" serait même facile d'ob- 

 tenir des résultats identiques sans aucun appareil photométrique, et par 

 de simples estimations à l'oeil nu, comme celles que fournit la «méthode 

 des degrés », sous la seule condition de placer successivement devant l'o'il 

 de l'observateur qui fait ces estimations, les écrans colorés de la composi- 

 tion indiquée. 



RADIOLOGIE. — Sur r utilisation de tensions constantes en radiodiagnostic . 

 Note de MM. R, Ledoux-Lebard et A. Dauvillier, présentée par 

 M. E. Bouty. 



Nous avons montré dès 1916 (') l'intérêt considérable qu'il y avait, au 

 triple point de vue de la précision des mesures et du contrôle électrique, 

 du rendement en rayons X de courtes longueurs d'ondes, de l'économie du 

 courant et de la longévité des tubes Coolidge, à faire fonctionner ceux-ci 

 sous une tension constante. Ce résultat a pu être étendu depuis aux autres 

 modèles à pure émission d'élections, en particulier au tube Lilienfeld (-) 

 et au tube .Muller. 



Si l'on se place, non au point de vue de la simplicité extrême de l'appa- 

 reillage radiologique, mais à celui du rendement en rayons X pénétrants, on 

 peut dire que le tube Coolidge fut créé à un moment où son générateur de 

 tension idéal n'existait pas encore. Au contraire, les auteurs allemands se 

 sont ingéniés à construire des tubes à vide élevé adaptés aux sources de 

 hauts potentiels variables alors en usage : la bobine d'induction et le trans- 

 formateur statique. De là vient la complexité du tube Lilienfeld, corrigée 

 il est vrai dans le tube Muller dits à électrons, mais au détriment de l'effet 

 recherché, à savoir l'obtention d'une dose profonde maxima pour une puis- 

 er ) Comptes rendus, t. 162, 1916, p. 4o5. 

 (■-) A. Dauvilmer, Comptes rendus, t. 172, 192 1, p. io33. 



