SÉANCE DU l6 AOUT I92I. 3tt3 



sance électrique donnée. Il est bien évident que la solution idéale consiste 

 à utiliser le tube le plus simple, c'est-à-dire celui de W. D. Coolidge, muni 

 d'une circulation d'eau pour les grandes puissances, et à le faire fonctionner 

 sous une tension constante élevée. De plus, au lieu d'employer des tubes 

 très encombrants (80'™ de longueur pour 200 kilovolts max.) comme cela 

 se pratique à l'étranger, tubes très fragiles et dont il est impossible de se 

 protéger, nous avons immergé l'ampoule dans un bain d'huile contenu 

 dans une épaisse cupule de plomb complètement close ('). La protection 

 contre les rayons et les décharges, qui est ailleurs si négligée, est ainsi 

 rigoureusement assurée. Ce dispositif est aujourd'hui entré dans la pratique. 



L'intérêt des tensions constantes en radiodiagnostic et en radiométallo- 

 graphie, a déjà été signalé par l'un de nous (=^). Nous avons effectué récem- 

 ment de nouvelles expériences afin de définir le gain que l'on peut réaliser 

 au point de vue du temps de pose et pour comparer l'efficacité des dispo- 

 sitifs àas pour homogénéiser dont sont munis les tubes Lilienfeld et Millier. 

 Gomme la photographie ne permet d'apprécier que des équivalences, les 

 temps de pose furent choisis de façon à obtenir des clichés identiques. Dans 

 tous les cas, la tension maxima (45 kilovolts) et V intensité moyenne (5 mA) 

 du courant furent les mêmes, ainsi que la distance (65^^"^) du foyer à l'objet 

 (crâne sec). Nous avons utilisé des films Eastman Kodak à double émul- 

 sion, avec ou sans écrans renforçateurs, développés dans des conditions 

 identiques. 



1° Tube Coolidge à radiateur, pas d'écran : 



a. Tension constante; pose : [\o secondes. 



h. Tension sinusoïdale (u) (commande par auto-transformateur); pose : 

 4o X 5 secondes. 



c. Tension semi-sinusoïdale ("contact tournant |j; pose 40 X 3 secondes. 

 Les tensions constantes et efficaces étaient mesurées au voltmètre électro- 

 statique Abraham- Villard. La tension maxima, dans le troisième cas, l'était 

 par l'étincelle équivalente. 



Il faut donc poser trois fois plus longtemps avec ce contact-tournant 

 commercial et cinq fois plus avec le « meuble Coolidge » pour obtenir le 

 même cliché, que sous tension constante. 



2° Comparaison des dispositifs dits pour homogénéiser sous tension sinu- 

 soïdale (auto-transformateur, r.) : 



(1) A.. D., Brevet français, 11» 92790, juillet 1917. 



(2.) A. D., Revue générale de V Électricité, t. 1, mars 1917, p. 44' • 



