l35o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



telle façon que la différence de marche soit maxinia. A ce moment on exerce 

 un effort sur le peson du compensateur; on observe alors le déplacement do 

 deux lignes noires qui séparent deux zones où les tensions dans l'échantillon 

 sont de signe contraire. Ces lignes, initialement voisines des faces latérales 

 et parallèles à ces faces, se rapprochent en s'incurvant; puis elles se soudent 

 et le centre brillant du prisme de verre est entouré d'un cercle noir. Si l'on 

 augmente Teffort sur le peson, ce cercle se rétrécit de plus en plus, et, pour 

 un effort donné, le point central brillant disparaît. On note sur le peson la 

 différence de marche, o, correspondante. 



Si E est le chemin parcouru par la lumière dans le prisme de verre étudié, 

 sa biréfringence \ est en valeur absolue 



1^1 = 1- 



ÉLECTRO-OPTIQUE. — Nouvelles mesures de précision dans le spectre de rayons X. 

 Note de M. M. Siegbahn, présentée par M. Bouty. 



Dès 191 8, j'ai tenté d'augmenter le degré de précision des mesures spec- 

 trographiques dans le domaine des rayons X. Trois spectrographes, adaptés 

 chacun à une région spectrale particulière, ont été construits dans ce but et 

 étudiés. L'expérience a montré qu'il était possible d'atteindre un degré de 

 précision inconnu auparavant. Dans le domaine des plus grandes longueurs 

 d'ondes, une approximation, variant de 0,01 à o,oo5 pour 100, a pu ainsi 

 être atteinte. Deux de ces appareils ont pu servir à la mesure de la longueur 

 d'onde de la ligne K^^^ du cuivre et ont donné : 



10-" cm. 



Speclrographe dans le vide 1587, 36 



» à longueurs d'ondes moyennes. . . i537,44 



Ces instruments ont été utilisés ensuite pour les recherches de Hjalmar, 

 Stenstrôm, Coster, Leide, Stensson et d'autres. Mais la solution de certains 

 problèmes demande une approximation encore plus grande et j'ai été con- 

 duit à faire exécuter sur les mêmes principes, un nouvel instrument encore 

 plus précis. Le cercle est très exact (erreur maximum, 2"); il porte deux 

 microscopes à oculaires micrométriques afm d'éliminer les erreurs d'excen- 

 tricité; il donne la position de la plaque photographique dont la monture 

 peut tourner par rapport au cercle. La fente est très fine (o"^'^,o2 à o™'°,o3); 

 elle est portée par un tube métallique vissé sur le spectrographe. La face 



