254 Instrumente, Präparations- und Conservationsmethoden. 



liehen Publicationen einzeln referiren, wie es bei den speciell botanischen 

 Abhandlungen geschieht. Manche wichtigen, hierher gehörenden Ver- 

 öffentlichungen haben übrigens im Jahrgange 1882 bereits besondere 

 Besprechung gefunden , bei diesen mag daher an dieser Stelle einfach 

 auf jene Referate verwiesen werden. — Es liegt nicht im Plane dieses 

 Berichtes, alle diejenigen Constructionsabänderuug<-n der Mikroskope 

 auch nur aufzuführen , die in jenem Zeitrauin in Vorschlag gebracht 

 wurden. Zumal in England und Amerika kommen immerfort neue 

 Stative auf mit allerhand Scalen , Tlieilungen, Schraubenvorrichtungen, 

 Einrichtungen zum Neigen der Mikroskopkörper unttr spitzem, rechten, 

 stumpfen, selbst übeistumpfen Winkel, kurz Einrichtungen, die für 

 continentale Mikroskopiker abstossend, oft selbst Grauen erregend sind. 

 Wir wenigstens glauben nicht, dass ein deutscher Mikroskopiker je zu 

 „Wenham's universal inclining and rotating microscope" *) greifen wird, 

 mit dem ein Beobachter so ziemlich in jeder Stellung beobachten kann. 

 (Sollten dieses und ähnliche englische Instrumente sich nicht noch da- 

 hin vervollkommnen lassen, dass der Beobachter auf dem Kopfe stehend 

 hindurchsehen hann ?) — Sodann werden wir die als „Class-Microscopes", 

 „Field-Naturalist's-Microscopes", „Tang-Microscopes" etc. bezeichneten 

 Spielzeuge hier nicht berücksichtigen. 



I. Mikroskopstative. 



1. „CoUege-MicrOSCOpe" von CiUUdlach. Es besitzt einen ge- 

 schweiften Hufeisenfuss , auf dem sich eine cylindrische Säule erhebt 

 mit einem Gelenk zur Schiefstellung des ganzen Körpers. Der mit Glas 

 ausgelegte, viereckige Objecttisch besitzt eine mechanische Einrichtung 

 um den Objectträger zu bewegen ; die Biendvorrichtung ist mit dem 

 Spiegelträger verbunden. Das Besondere des Instrumentes besteht in 

 den Einstellungsvorrichtungen, deren sich an demselben vier 

 finden , nämlich eine durch Trieb , eine zweite durch Tubusausziehen, 

 eine dritte durch eine Mikrometerschraube und eine vierte ganz lang- 

 same durch Combination von Mikrometerschrauben. Letztere arbeitet 

 viel langsamer als ähnliche bis jetzt coustruirte. Die gröbere Mikro- 

 meterbewegung ist ohne Friction, nach einem, dem Ref. nicht näher 

 bekannten, dem Verfertiger 1879 pateutirten Principe. Die ganz feine 

 Einstellung wird durch das Zusammenwirken der gröberen und einer 

 kleinen Mikrometerschraube bewerkstelligt; beide befinden sich am 

 oberen Säulenende. Sie geben zusammen eine Bewegung, welche gleich 

 ist dem Unterschiede beider Schraubenumgänge in der Höhe. Eine 

 dieser Schrauben ist ein wenig gröber als eine gewöhnliche Mikrometer- 

 schraube; sie lässt sich allein für die feine Einstellung verwenden, die 

 ganz feine Einstellung kann in jedem gegebenen Momente vollzogen 

 werden. (Die beiden gei änderten Schraubenköpfe liegen dicht über- 

 einander.) Wie das weitere mechanische Zusammenwirken zu Wege ge- 

 bracht wird, ist aus der vorliegenden Beschreibung**) nicht zu ersehen. 



*) Cfr. Journ. of the R. Microsc. Soc. 1882. p. 255 ff. 

 **) Journ. Roy. Microsc. Soc. vol. IL pt. 5. 1882. p. 670 f. 



