Instrumente, Präparations- und Conservationsmethoden. 255 



2. Mikroskop mit grossem Objecttisch von Schieck.*) Der 



Tisch dieses J\Iikro8kopes ist 14 cm breit, oline dass dadurcli daL> In- 

 strument unhandlich oder plump wird. Es finden sich an beiden Seiten 

 desselben ausserdem je zwei Arme, die beim Nichtgebrauch eiugeklappt 

 werden können. Es soll dazu dienen, um sehr grosse Präparate zu be- 

 sichtigen oder ganze Serien, welche auf einer Glasplatte liegen. 



3. BeisemikrOSkop von Nachet. Dieses kleine Instrument 

 scheint nach den Zeichnungen **) sehr praktisch zu sein. Es liegt in 

 einem Kästchen von 19 cm Länge, 11 cm Breite und 6 cm Höhe. Der 

 ausseien Erscheinung nach gleicht es dem kleinsten, allgemein bekannten 

 Nach et'schen Stativ, besitzt aber ein Gelenk zum Schiefstellen. Tubus 

 und Mikrometerschraubensäule sind abnehmbar; man kann dann einen 

 doublett-tragenden Arm aufsetzen und erhält somit ein Simplex. Trotz 

 seiner Zusammeulegbarkeit scheint es stabil genug zu sein, um damit 

 ungestört arbeiten zu können. 



4. Mikroskop mit drellbarem FuSS. Nachet hat nach den 

 Angaben von Lacaze-Duthier's ein Mikroskop construirt, bei dem 

 der gesammte optische Apparat nicht am Objecttische, sondern am Fuss 

 um seine Achse gedreht werden kann. Der Spiegel macht die Drehung 

 natürlich nicht mit. Hierdurch wird einestheils die Höhe des In- 

 strumentes verringert, der Tisch ist solider, dünner und weniger hoch 

 über dem Arbeitstische gelegen. •{-) 



5. SaCCliarometer-MikrOSkop. Wasser lein hat ein Mikroskop 

 construirt, in dessen langen Tubus ein 20 cm langes Glasrohr gesenkt 

 werden kann, dessen Enden durch planparallele Glasplatten verschlossen 

 werden, und welches mit der zu polarisirenden Plüssigkeit völlig an- 

 gefüllt wird. An Stelle des Blendcyliuders wird der Polarisator be- 

 festigt ; der Analysator befindet sich am Ocular. Er trägt eine äusser- 

 lich sichtbare Scala mit Noniusablesung. Man stellt ihn vor dem Ein- 

 senken des Flüssigkeitsrohres auf dem sogen, neutralen Punkt ein, so 

 dass also die beiden Hälften des Gesichtsfeldes in gleicher Helligkeit 

 und Farbe erscheinen. Man setzt nun das Glasrohr mit der zu 

 polarisirenden Flüssigkeit ein und dreht den Analysator dann nach 

 rechts oder links soweit, bis der neutrale Punkt wieder erreicht ist' 

 die nun vorzunehmende Noniusablesung ergiebt alsdann direct den 

 Procentgehalt an Zucker in der polarisirten Flüssigkeit. — Die con- 

 structive Einrichtung des Mikroskopstatives dürfte nur den bescheidensten 

 Ansprüchen geuügen.ff) Behrens (Göttingen). 



(Fortsetzung folgt.) 



*) Loewenberg: Ber. üb. d. wiss. Instrumente der Berliner Gewerbe- 

 Ausstellung im Jahre 1879. p. 293. 



**) Journ. Roy. Microsc. Soc. vol. II. pt. 1. p. 99. 



t) Journ. R. Microsc. Soc. vol. IL pt. 1. p. 97 f m. Fig. 

 tt) Nach Journ. Roy. Microsc. Soc. vol. II. pt. 3. p. 399. 



