Instrumente, Präparations- und Conservationamethoden. 



351 



roeterschraube ist b, welche auf das obere Ende des geraden Armes e 

 einspielt , / ist das Zahnrad , r/ die Zahnstange , h der Tubus. Zwei 



Schrauben befestigen den Mikrometerechrauben- 

 kasten an den aufrechten Pfeiler c. Ein von 

 dem Theile e vorspringender Arm tritt in 

 einen Ausschnitt des Pfeilers c. Die Federn 

 tragen den ganzen Körper und da ihre Span- 

 nung nach aufwärts wirkt, so drückt der Arm e 

 continuirlich gegen die Mikrometerschraube h, 

 woraus folgt, dass die von der Schiaube ge- 

 machte Bewegung , dieselbe Bewegung des 

 Armes e, also auch des ganzen Mikroskop- 

 körpers involvirt. Die einzigen Berührungs- 

 punkte sind an den Enden der Federn aa 

 und au der Mikrometerschraube und da an 

 den erstereu absolut keine Reibung stattfindet, 

 so tritt auch keine Al)nutzung ein, während 

 jene, welche an der Schraube stattfinden möchte, 

 durch die Stärke der Federn aufgehoben wird. 

 — Die Verfertiger beben folgende Vorzüge 

 der Construction hervor: 1, Sie bewegt den 

 ganzen Mikroskopkörper. 2. Sie ist äusserst empfindlich und direct 

 wirkend. 3. Sie hat keine seitliche Bewegung oder Verschiebung des 

 Bildes während der Einstellung zur Folge. 4. Sie hat absolut keinen 

 todteu Gang 5. Sie kann sich auf keine Weise abnutzen.*) 



III. Objecttisch. 

 1 . Feine Eiustellung des Objecttisches. Powell undLealand 



haben kürzlich nach den Angaben von E. M. Nelson einen Object- 

 tisch, welcher eine langsame und^sehr genaue Einstellung des Condensors 

 gestattet , construirt. Die hierauf bezügliche Einrichtung des Tisches 

 (abgesehen von den sich daran findenden Centrirungsvorrichtungen) ist etwa 

 folgende: Er besteht aus zwei (achteckigen!) Platten, die untere trägt 

 den zur Aufnahme des Condensors bestimmten Messingring. An der 

 oberen ist eine horizontal liegende Schraube mit Handknopf befestigt, 

 welche in einen Stahl - Conus von ca. 3'2 mm Durchmesser endigt. 

 Dieser Stahl -Conus drückt gegen einen Zapfen der unteren Platte; 

 schraubt man die fixirte Horizontalschraube vor, so wird die untere 

 Tischplatte um soviel gehoben, als jetzt Conustheile von grösserem 

 Durchmesser den Zapfen tangiren. Eine Federvorrichtung sichert 

 natürlich eine völlig parallele Näherung resp. Entfernung der unteren 

 Platte bezüglich der oberen. — Nelson behauptet, dass diese Ein- 

 stellungsvorrichtung des Condensors von Nutzen für schwierige Unter- 

 suchungen sei. Man könne durch dieselbe leicht ohne irgend ein 

 Diaphragma die Transversallinien von Amphipleura pellucida zur 

 Erscheinung bringen.**) Behrens (Göttingen). 



(Fortsetzung folgt.) 



*) Nach Journ. of the R. Microsc. Soc. Vol. II. Pt. 5. p. 683 f. nebst Fig 

 **) Cfr. Journ. R. Microsc. Soc. Vol. U. Pt. 4. p. 554 f. 



