94 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



centre du monde stellaire serait sur la ligne des pôles galactiques sans qu'il 

 soit possible d'indiquer de quel coté il se trouve. 



La comparaison des deux courbes montre que l'accord laisse beaucoup à 

 désirer. Cela ne peut surprendre, eu égard à la grossièreté de Fliypothése 

 faite, et surtout au fait que notre loi de répartition dépend d'un seul para- 

 mètre : s. 



ÉLECTRICITÉ. — Comparaison des étalons prototypes de l'ohm international. 

 Note de M. R. Jouaust, présentée par M. Paul Janet, 



Les dix étalons prototypes de l'ohm international construits par M. René 

 Benoît ont été comparés entre eux au Laboratoire central d'Electricité. 



L'un d'eux, l'ohm n° 3, étant par suite d'un accident en cours de mon- 

 tage inférieur aux antres déplus de i pour loo, se prêtait mal à des compa- 

 raisons précises, il n'en sera pas tenu compte dans ce qui va suivre. 



Ces étalons étant du type « à dérivation », la comparaison des neuf pro- 

 totypes, deux à deux, a été faite par la méthode du pont double de Lord 

 Kelvin. 



Les deux ohms mercuriels à comparer, placés dans le même bain de 

 pétrole, étaient successivement substitués l'un à l'autre, l'équilibre du pont 

 étant réalisé en shuntant l'ohm métallique placé dans l'autre bras. Des résis- 

 tances additionnelles constituées par un fil de cuivre plongeant dans un 

 tube rempli de mercure et placées dans les dérivations du pont permettaient 

 pour chaque opération de réaliser les conditions d'égalité des quatre résis- 

 tances de la dérivation. 



L'un des étalons, le n*^ 6, a présenté de grandes différences entre la 

 valeur observée et celle que la mesure de ses dimensions géométriques con- 

 duisait à lui attribuer. L'examen de sa courbe de calibrage semble du reste 

 indiquer une brusque variation de sa section, rendant difficile l'évaluation 

 de la valeur moyenne de cette section et par suite de sa résistance. 



Dans ces conditions, on a cru devoir l'éliminer et n'utiliser pour déter- 

 miner la valeur, en France, de l'ohm international que les huit étalons 

 restants. 



Les 28 comparaisons de ces huit ohms, deux à deux, permettent de 

 calculer leur valeur la plus probable par rapport à leur moyenne déduite 

 des mesures géométriques et de comparer les résultats ainsi obtenus à ceux 

 déduits par M. Benoît de leurs dimensions. 



