SÉANCE DU lO JUILLET I922. 96 



Les résultats de ces comparaisons sont rassemblés dans le Tableau 

 suivant : 



Valeurs déduites des mesures 



Numéro électriques géométriques Différence 



de l'étalon. (ohm). (olim). (ohm), 



I. II. I — II. 



1 0,999840 0,999862 —2,2X10-^ 



2 i,oooo52 1,000002 +5 X io~^ 



4. 1,000118 1,0001 33 —1,5x10-^ 



5. 1,000128 1,000119 +0,4x10-^ 



7 1,000043 1,000084 — 4)iXio-^ 



8 i,oooi5o 1,000143 +0,7x10-^ 



9 1,000187 1,0001 35 +0,2x10-* 



10 1,000139 1,000124 +i.5xio~^ 



Moyenne... i ,000075 (admis) 1,000075 ±1,9x10"^ 



Quant à la précision des mesures électriques, on peut s'en rendre compte 



par la comparaison des différences entre tous les obms pris deux à deux, 

 différences déduites des valeurs de la colonne I et celles résultant de la 

 mesure directe. 



Ces comparaisons sont rassemblées dans le Tableau II. 



Valeur de Calculée ('). Observée (•). Calculée — Observée. 



1-2.0 — 212 — 2i3 +1 



1-4 —278 —274 — 4 



1-5 ...,,. —283 —285 -+-2 



1-7 — 2o3 — 199 — 4 



i- 8 . . — 3io — 317 +7 



1-9 — 297 — 286 — 1 1 



i-io — 299 —297 — 2 



2-4 — 66 — 62 — 4 



2-5 — 71 — ^7 — ^ 



2-7 — 9 + i5 — 6 



2-8 — 98 —101 +3 



2-9 — 85 — 89 +4 



2-10 — 87 — 91 . H- 4 



4-5 — 5 o — 5 



4-7 +75 +83 - 8 



4-8 — 32 — 33 4-1 



4-9 - '9 - '<^ • — ^ 



4- 10 — 21 — 24 H- 3 



(') En millionièmes d'ohms. 



