l5o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



SPECtROSCOPIE. — Sur les limites d' absorplion L des éléments Ba-Sh. 

 Note de M. Lindsay, transmise par _M. K. Bouty. 



Les limites d'absorption L ne sont connues jusqu'ici que pour les élé- 

 ments Lourds, et pour la série ISd-Cs ('). J'ai repris leur élude pour le 

 baryum et le Ccpsium en y joignant celle de l'iode, du tellure et de l'anti- 

 moine. Les mesures ont été faites, pour les trois premiers éléments, avec 

 un spectrographe à vide de 1260™"' de rayon utile, décrit par Siegbahn (^) 

 et déjà utilisé par ses collaborateurs; pour les deux autres, avec un nouveau 

 spectrographe de i83'"'",'V| ('). Dans les deux cas, la largeur de la fente 

 a été réglée à o™"',i et le cristal utilisé fut la calcite (log 2 d = 0,782335). 



Le spectrographe était évacué par une pompe rotative de (jaede servant 

 de pompe préparatoire à la pompe moléculaire évacuant le tube. La fenêtre 

 transparente fut une pellicule de baudruche collée sur la fente. Le tube 

 était alimenté par un transformateur sous une tension maxima suffisam- 

 ment faible pour ne pas faire apparaître le second ordre dans le domaine 

 spectral étudié, soit, pour l'antimoine, environ 8000 volts. L'intensité 

 nioyenne du courant a varié entre 10 et 5o milliampères. Les tentatives 

 faites pour l'augmenter en neutralisant la charge négative de l'espace (en 

 accroissant un peu la pression dans le tube), ne furent pas très heureuses, 

 le régime tendant à devenir instable, et le foyer perdant alors de sa netteté. 

 On peut aussi augmenter le courant en élevant la température du filament, 

 mais ce dernier est alors bientôt détruit. 



Les écrans étaient constitués par une mince feuille de papier ayant été 

 trempée dans une solution saturée d'un composé convenable de l'élément 

 étudié, et séchée rapidement, pour éviter la formation de gros cristaux. 

 En général, il est plus difficile d'obtenir de bons écrans dans les cas des 

 éléments légers, que dans celui des éléments lourds. Les écrans étaient 

 généralement disposés entre la fente et le cristal. Cependant, pour la tel- 

 lure et l'antimoine, ils furent placés entre le cristal et la plaque, afin 

 d'éviter le voile provenant, soit des rayons caractéristiques du calcium, soit 

 de la luminescence de la calcite. Ce voile, qui n'est pas gênant dans l'étude 

 des spectres d'émission, devient considérable dans ces recherches, ou les 

 durées d'exposition varient de f\ à 7 heures. 



(') Hertz, Zeil. fiir Physik, l. 3, 1920, p. 19. 



(-) Phil. Mag., l. 37, juin 1919, p. 6oj. 



(^) SiEGBAHN, Zet'i. /ar Physik, t. 9, n"' 1 et *2, 1922, p. 68. 



