SÉANCE DU 24 JUILLET I922. 21 5 



On peut préparer des coiiclies sensibles par plusieurs procédés : 1" par attaque 

 directe du mercure par des vapeurs (I, Br, Cl, H-S, ]\C\) ou des solutions : les 

 couches les plus sensibles ont été pblenuos avec de l'eau de brome et surtout avec 

 une solution alcoolique diluée d!iode. 



2° Par des réactions qui mettent en liberté les corps à combiner au mercure : par 

 exemple on peut mettre en liberté l'iode ou le brome dans une solution de Kl ou de 

 Klir acidulée par SO'IP et à laquelle on ajoute quelques gouttes d'une solution de 

 Cr-O'K-; le mercure est immédiatement altnqué par l'halogène naissant. 



3° Par électrolyse. Dans ce dernier cas, on s'arrange pour électrolyser les deux 

 électrodes de la cellule sensible en même temps, dans la même solution et par le 

 même courant. Ainsi on obtient des couches aussi identiques que possible. Les solu- 

 tions employées sont des solulions- ou - normales de KP>r, KCI, INaF. Les couranls 

 varient de 5 à i5 milliampères et les temps de 10 à 60 secondes. 



Les vases aclinométriques que j'ai employés ont la forme en H des élé- 

 ments étalons. La surface éclairée est environ 5""\ La lumière pénètre 

 verticalement de haut en bas et arrive à Télectrode qu'on veut éclairer 

 après avoir traversé 2^'" à S""*" d'électrolyte. 



La mesure des forces éleclromotrices se fait à laide d'un galvanomètre à 

 cadre mobile sensible (5. io~'" ampère donnaient i'''" de l'échelle à i™,5o) 

 shunté par une résistance invariable dans son régime d'amortissement 

 critique. L'actinométre est en dérivation sur une partie de celle résistance. 

 Dans ces conditions on pouvait apprécier une différence de potentiel 

 de (3,6. 10"''' volt. La variation avec le temps de la force ('lectromotrice 

 produite par Téclairement, lorsqu'on prolonge celui-ci, ne permettant pas 

 d'évaluer les forces électromolrices, par une méthode de zéro, on les déter- 

 mine (en niicrovolts) en remplaçant raclinomètre par un potentiomètre aux 

 bornes duquel on cherche les forces électromolrices qui donnent les mêmes 

 déviations. 



Malgré toutes les précautions prises pour avoir des électrodes identiques 

 la cellule présente toujours et surtout au début une petite force électromo- 

 trice initiale-, pour la réduire on laisse la cellule quelque temps en court 

 circuit. 



On pourrait craindre que les radiations calorifiques de la source lumi- 

 neuse (lampe à mercure dans le quartz) n'échauffent l'électrode et ne 

 faussent les résultats. On vérifie qu'il n'en est rien en éclairant pendant 

 une durée bien plus longue (1-2 minutes) que celle employée pour les 

 mesures (3o secondes) une cellule ( Hg — NO'Hg — Hg) qui n'est pas sen- 

 sible à la lumière. Dans ces conditions on n'observe aucun déplacement du 

 zéro, tandis qu'une petite différence de température entre les électrodes pro- 



