298 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Le 18 janvier 1919 je demandai une seconde subvention de iSooo*''' que 

 je réduisis, par une lettre du 3i mars, à j5oo^'' qui me furent accordés. Le 

 nouvel instrument des passages fut commandé à M. Edouard Bouty qui, 

 sur ma demande et avec moi, y réfléchissait depuis plusieurs années et 

 s'entoura des avis de MM. Boquet et Simonin, astronomes titulaires. 



Cet instrument fut installé au début de 1922 dans le pavillon des Longi- 

 tudes de rObservatoire, dont les piliers furent remaniés comme il convenait 

 pour le recevoir. Son étude fut confiée à M. Simonin, chef du service des 

 Longitudes, qui devait la poursuivre avec M. Lambert, astronome-adjoint. 

 Un concours imprévu de circonstances me conduisit à adjoindre à ces deux 

 astronomes, M™°Chandon, aide-astronome qui demeura chargée des obser- 

 vations et fut associée au chef de service dans la discussion. C'est à peu 

 près à elle que sont dus tous les résultats numériques, rassemblés à la fin 

 de la présente Note. Je tiens d'abord à la remercier et à remercier 

 MM. Simonin et Lambert pour le zèle et Fintelligence qu'ils ont apportés 

 dans l'étude de l'instrument et dans sa comparaison à nos instruments 

 antérieurs. Jedoi« adresser mes meilleures félicitations à M. Edouard Bouty 

 pour l'acharnement qu'il a apporté à l'étude et à la construction de l'ins- 

 trument, et notre bien sincère reconnaissance pour le désintéressement 

 dont, au milieu de très grandes difficultés, il a fait preuve pendant plus de 

 six ans. 



Les 22 5()o'^'' (jue m'a remis l'Académie ont été employés à payer : 1° trois 

 objectifs de o™, 108 d'ouverture construits par M. Viennet, astronome- 

 adjoint à l'Observatoire, et destinés l'un à l'instrument lui-même, les autres 

 à deux collimateurs; 2" de patientes recherches bibliographiques, relatives 

 à la détermination de l'Heure faites par M. Jekhowski, un de nos stagiaires 

 russes d'avant la guerre; 3° une partie des dépenses faites par M. Bouty. 

 Un prélèvement de même importance sur les fonds de l'ancien Bureau 

 International de l'Heure, a été récemment remis à ce constructeur. 



Voici une description rapide de l'instrument de passage d'Edouard Bouty. 



L'objectif a o'",io2 d'ouverture libre; la distance focale est de i'",228; 

 le grossissement est de 60; cet objectif dû à M. Viennet est excellent. 



Le micromètre comporte deux chariots actionnés par deux vis identiques 

 filetées sur la même tige, l'une à pas à droite, l'autre à pas à gauche, de telle 

 sorte que les deux chariots se déplacent en sens inverses et que les fils 

 mobiles qu'ils portent se croisent sur l'axe de l'instrument. On se sert alter- 

 nativement d'un chariot et de l'autre dans les deux positions de l'instrument, 

 de telle façon que les observations se font toujours en vissant. L'image 



