SÉANCE DU 7 AOUT I912. 299 



d'une étoile pointée par le fil du chariot A se retrouve après le retourne- 

 ment sous le fil du chariot B. 



Toiu's de vis. — Pour déterminer les valeurs des tours des deux vis micro- 

 métriques, on a fait des observations sur des étoiles de déclinaisonsdiverses. 

 On a trouvé comme moyenne pour chaque vis 5% 592. Cette étude des pas 

 de vis sera poursuivie. 



Méthode d'observation. — Les observations sont faites avec retournement 

 sur chaque étoile et changement de chariot; de cette façon le temps perdu 

 des vis est supprimé. 



Quelques observations spéciales faites sans retournement, avec change- 

 ment de chariot, ont permis de mesurer le temps perdu des vis micromé- 

 triques, qui est égal à o*,io séco. 



L'appareil de retournement est tout à fait commode et rapide malgré le 

 poids de l'instrument. 



Collimation. — Les collimations des deux fils qui servent aux obser- 

 vations sont déterminées au cours de chaque soirée par retournement sur la 

 mire. Des collimateurs nord et sud seront installés dans la salle même dès 

 que les ressources le permettront. 



Inclinaison. — L'inclinaison de l'axe de rotation est obtenue au moyen 

 du niveau et par des pointés nadiraux. 



Inégalité des tourillons. — Cette inégalité a été étudiée. Les tourillons 

 sont parfaitement ronds, il y a entre eux une légère inégalité que l'on 

 pourra faire disparaître. 



Niveau. — On a utilisé successivement deux fioles de niveau qui ont été 

 étudiées à l'aide du comparateur. On a trouvé respectivement pour la 

 valeur d'une partie : o%o66 (première fiole) et o%o45 (deuxième fiole). 



Bain de mercure. — Le bain de mercure utilisé est celui de l'instrument 

 photographique des hauteurs égales de M. René Baillaud. 



La cuvette contenant le mercure formant miroir flotte sur un bain de 

 mercure, ce qui amortit rapidement les oscillations. Malgré l'épaisseur de 

 la couche de mercure et les trépidations du sol parisien, on obtient de 

 bonnes images des fils. 



Moteur. ~ Le fonctionnement du moteur électrique qui entraîne le 

 micromètre est très régulier. Les changements de vitesse de la vis pour 

 l'observation d'étoiles voisines du pôle s'obtiennent par des déplacements 

 de trains d'engrenage dont les commandes sont d'un maniement rapide ; 

 pour l'observation des autres étoiles, les changements de vitesses se font au 

 moyen d'un rhéostat. 



