344 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



On y arrive aisément au moyen d'un nouvel appareil, le néphélec- 

 tromètre. Il se compose de trois parties principales : une lampe élec- 

 trique (6), une cuve h, une cellule photo ou thermoélectrique (^), réunies 

 de façon à former un hloc {(i) qu'on introduit dans une étuve (/?z) à tem- 

 pérature constante. 



La lampe électrique (A), d'intensité faible et constante, est placée 

 dans une petite chambre métallique (e), noircie à l'intérieur au moyen de 

 fumée de camphre. Un peu au delà de la lampe (è) se trouve, à la surface 

 interne delà chambre, une rainure dans laquelle on glisse un filtre à lumière 

 monochromatique (/), situé parallèlement aux faces antérieure et posté- 

 rieure de la chambre. On emploie ce filtre lorsqu'on opère avec des solu- 

 tions colloïdales colorées. La face antérieure de la chambre (e) est munie 

 d'une ouverture dans laquelle s'enchâsse une lentille convexe ( »•) destinée 

 à obtenir des rayons parallèles. La lampe (5) est reliée à un circuit (c) de 

 1 10 volts et à une clé {d). 



Les deux faces de la cuve (A) sont parallèles et pourvues à leur centre 

 d'une ouverture circulaire. Cette cuve est, en outre, percée à sa partie 

 supérieure d'un trou fermé par un bouchon rodé (/) qui sert à y introduire 

 la solution colloïdale étudiée, à travers laquelle les rayons de lumière 

 doivent passer. 



La cellule photo ou thermoélectrique (/^), de sensibilité constante, a les 

 mêmes dimensions que la cuve (A). Le diamètre de la partie sensible de 

 cette cellule est le même que le diamètre de la portion transparente de la 

 cuve. Cette cellule (Ji) est reliée à un millivoltmètre (/) qui mesure F «indice 

 de transparence ». 



On commence par déterminer le nombre de secondes nécessaires pour 

 obtenir une déviation de l'aiguille du millivoltmètre correspondant à cent 

 divisions, lorsque la cuve renferme de l'eau distillée. On le prend comme 

 unité du «degré de transparence» L On remplace ensuite l'eau distillée 

 par la solution colloïdale étudiée. On laisse agir la lumière pendant le 



même nombre de secondes que dans l'essai avec l'eau. On note la déviation 



F 

 maxima de l'aiguille du millivoltmètre V . r- donne l'indice de transpa- 

 rence. 



Dans nos expériences nous nous sommes ssrvi d'une pile thermoélec- 

 Irique d'Elliott, constituée par un couple fer-constanlan de o™'", i de dia- 

 mètre. Nous avons d'abord recherché les limites de la durée d'exposition à 

 la lumière permettant, avec celte pile, d'obtenir des résultats concordants 

 dans plusieurs essais néphélectrométriques successifs. 



