SÉANCE DU l3 NOVEMBRE 1922. 87 1 



120*^°^ de diamètre, de i^'" de hauteur et o^"", 9 d'épaisseur; les bobines 

 étant placées de telle sorte que leur distance moyenne soit leur rayon et 

 leurs axes étant en coïncidence, le champ H dû à un courant I qui les traverse 

 est uniforme sur une très grande étendue et peut être calculé. On avait 



H = i,36i i (ampères). 



L'appareil à tarer a été placé au centre du système des deux bobines fixes, 

 l'axe du cylindre qui porte les bobines B, etB^ étant perpendiculaire à l'axe 

 des bobines d'Helmholtz; on a ouvert le circuit de la bobine mobile et l'on 

 en a relié les extrémités à un amplificateur 3''"'. Si on lance du courant 

 alternatif dans les bobines d'Helmholtz, on entend dans le téléphone 

 un son dont Fintensité dépend de l'orientation de la bobine mobile, en 

 faisant tourner celle-ci on peut obtenir le silence ; cette position est 

 déterminée à une ou deux minutes près. En lançant ensuite le courant 

 dans la bobine B, dont le champ h^ est voisin d'être perpendiculaire 

 à celui d^s bobines d'Helmholtz, on éteindra le son du téléphone en 

 tournant la bobine réceptrice d'un angle a voisin de 90°. On répète l'opé- 

 ration en couplant en série la bobine B, et les bobines d'Helmholtz de façon 

 à obtenir les résultantes H -f- A, et H — A, qui correspondent aux angles 

 d'extinction ^ety. On peut alors construire deuxtriangles dont les côtés sont 

 proportionnels à H, A,, H -^-/^, etH,/i,,H — h^ dont les angles sont connus. 

 On en tirera deux valeurs du rapport -q qui doivent être identiques, d'où le 



coefficient cherché. 



En opérant de même sur les bobines B^ et B2, on déterminera le coeffi- 

 cient relatif à B,. 



Les mesures d'angle ont été faites en liant un nicol à la bobine tournante 

 et déterminant avec un analyseur à pénombres les angles des plans de pola- 

 risation. La détermination se fait à la minute près. 



Au total, je pense que l'approximation du millième dans la mesure des 

 éléments du magnétisme terrestre peut être atteinte sans difficultés, par 

 une mesure seule, l'opération proprement dite durant une dizaine de 

 minutes et sans fatigue pour l'opérateur, puisqu'il n'a à mesurer que quatre 

 intensités de courant (la méthode potentiométrique devra être employée). 

 La précision pourra être beaucoup plus grande si l'on répète la mesure. 

 Avec un appareil d'études et de simples milliampèremètres j'ai obtenu, à 

 Meudon, dans l'intérieur d'un bâtiment où se trouvent des poutres de fer, 

 les valeurs suivantes : 



Inclinaison =: 63°57', Force totale 3= o,455 C.G.S; 



