SÉANCE DU l3 NOVEMBRE 1922. 88 I 



de tungstène ou de molybdène enroulée sur un support isolant très rétVac- 

 taire, et parcourue dans le vide par un courant électrique convenable ('V 

 Après de nombreux essais, on a pu obtenir des températures très élevées 

 (atteignant le point de fusion de l'alundum), en même temps qu'une vie 

 assez longue du four, en réalisant les conditions suivantes : 



1° La spirale est constituée par du fil de gros diamètre (jusqu'à i""",2), — en molyb- 

 dène — . Ce métal est plus fusible et plus volatil que le tungstène, mais il a l'avantage 

 d'être moins fragile (il se laisse enrouler beaucoup plus aisément, et ne subit pas 

 au premier chauffage, comme le tungstène dont nous disposions, un fort retrait pou- 

 vant provoquer la rupture du fil); il est aussi moins coûteux. 



2" Les spires sont très resserrées, de façon à éviter une trop grande surchaulle du 

 fil : la spirale est par exemple enroulée sur un tube en alundum, rainé au pas de 2""", 8. 

 Elle est enrobée dans du ciment d'alundum, ce qui ralentit l'usure du métal. Le tube 

 chauffant est entouré d'un second tube, pour diminuer la puissance rayonnée; les deux 

 tubes sont munis de fonds et de couvercles, et placés sur des supports disposés de 

 façon à réduire les perles de chaleur. Ces diverses pièces sont en alundum. 



3° Le vide doit être fait très soigneusement. Le four et ses supports sont placés dans 

 une grande cloche en acier (24"" de diamètre intérieur, 35'™ de haut) reposant sur 

 une plaque d'acier traversée par des prises de courant isolées et par un tube de com- 

 munication avec la pompe (pompe rotati\e à mercure ou pompe double à huile à 

 grand débit, donnant un vide de quelques millièmes de millimètre de mercure. Une 

 ampoule à anhydride phosphorique assure le dessèchement). Au haut de la cloche 

 est un regard en verre. Tous les joints sont assurés par du caoutchouc (feuille anglaise) 

 un peu comprimé : dans la cloche \ide fermée, l'augmenlalion de pression due aux 

 rentrées d'air peut être rendue très inférieure à \l>- par heure. La cloche est refroidie 

 extérieurement par une circulation d'eau. 



Lorsqu'on chauffe dans le vide l'alundum à une température à laquelle il 

 n'a pas encore été porté, il dégage des gaz susceptibles d'altérer le molyb- 

 dène; pour que cette altération soit faible, il faut élever la température très 

 pi^ogressivement (la pompe étant en fonctionnement permanent), de façon 

 que la pression ne dépasse jamais 5o^, par exemple. Dans ces conditions, il 

 faut en général plusieurs jours de chauffage pour atteindre pour la première 

 fois iDoo*^ (les chauffages ultérieurs peuvent être beaucoup plus rapides). 



Le tube chauffant étant disposé verticalement, et les couvercles percés 

 de trous convenables, on peut mesurer la température en visant, à l'aide 

 d'un pyromètre optique de Wanner (par exemple), un diaphragme placé 

 au centre du four. 



( • ) Des fours à spirale de tungstène ou molybdène ont été décrits antérieurement par 

 Winne et Dansitzen, ainsi que par Newbury et Pring. Nous savons d'autre part que 

 M. Jolibois a réalisé tout récemment de petits fours à spirale de tungstène dans le vide. 



C. R., 1922, 2- Semestre (T. 175, N» 20.) 7^ 



