Io5o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



on obtient 



(.') e'_Ze{f + f')+'z{r-+?>ff' + f") = o. 



Entre les cinq paramètres £, s', p,> pr> "^r? on a seulement quatre relations; 



le problème peut donc comporter une infinité de solutions. 



Il n'en faudrait pas conclure qu'il sera très facile de satisfaire aux condi- 

 tions algébriques et physiques du problème; la recherche d'une solution 

 pratique exige, au contraire, une minutieuse discussion, qui ne saurait 

 trouver sa place ici. 



ÉLECTRICITÉ. ■ — Application des pyromètres aux mesures en haute fréquence . 

 Note de M. li. Jouaust, présentée par M. G. Ferrie. 



A maintes reprises, les procédés calorimétriques ont été employés pour 

 les mesures en haute fréquence, mais ces procédés sont longs et d'un 

 emploi délicat qui ne permet pas de les utiliser dans la pratique courante de 

 la Télégraphie sans fil. 



Les pyromètres, appareils transportables et précisément étudiés en vue 

 d'applications industrielles, permettent au contraire d'exécuter rapidement, 

 avec une précision suffisante, un certain nombre des mesures nécessaires aux 

 installations radiotélégraphiques. Nous en donnerons comme exemple deux 

 applications que nous avons réalisées. 



1° Étalonnement des ampèremètres en haute fréquence. — L'ampèremètre 

 à étalonner est placé dans un circuit parcouru par du courant de haute 

 fréquence en série avec une lampe dont le filament est tel que la répartition 

 du courant soit indépendante de la fréquence. Pratiquement on utilisait 

 une lampe de projecteur dont le filament de faible résistance ohmique 

 pouvait supporter une douzaine d'ampères. 



Un télescope de Féry était braqué sur la lampe. On notait la déviation 

 d'un microampèremètre relié au pyromètre et en même temps les indi- 

 cations de l'ampèremètre soumis à l'étalonnement. Immédiatement, par le 

 jeu d'un basculeur, on substituait au courant de haute fréquence circidant 

 dans la lampe un courant continu dont on réglait l'intensité de façon à 

 ramener à la même déviation le microampèremètre du pyromètre. 



l^a valeur du courant continu produisant ce résultat était égale à la 

 valeur efficace du courant de haute fréquence dans la première partie de 

 l'expérience. 



