I202 ACADEMIE DES SCIENCES. 



veau modèle, ont soutenu celle chambre verlicale par un ou plusieurs piliers métal- 

 liques qui. en dehors du poids el de l'encombrement, ont singulièrement majoré le 

 priv de l'appareil. 



Je présente aujourd'hui un dispositif qui paraît réaliser une solution du 

 problème plus pratique que les précédentes. 



C'est un appareil léger, facilement transportable et assez simple pour 

 pouvoir être établi sans frais considérables tout en donnant des résultats 

 aussi bons que les dispositifs les plus perfectionnés, tant pour les clichés en 

 noir que pour les photographies en couleur. 



Dans les appareils précédents, le foyer lumineux et le microscope étai'^nt 

 à l'air libre; la plaque sensible seule était renfermée dans une chambie 

 noii e à soufflet. 



J'ai renversé le problème en enfermant hermétiquement le foyer lumi- 

 neux et le microscope de fnçon qu'aucun rayon ne puisse passer, sauf par 

 l'oculaire; la plaque sensible, au contraire, portée sur un simple support, 

 se manœuvre à l'air libre. 



Cela oblige à opérer dans le cabinet noir, ce qui est peu important et ne 

 vaut que mieux pour la mise au point, mais supprime la chambre à soufflet 

 qui représentait la partie chère des instruments précédents. 



Pour maintenir le foyer lumineux en milieu clos, il fallait une lampe 

 chaufl'ant peu. Il en existe à l'usage des petits cinématographes, mais, 

 comme elles marchent sur 12 volts, un rhéostat était nécessaire pour 

 pouvoir utiliser les prises de lumière courantes. 



L'appareil que nous présentons a été construit par M. Dusseris sur mes 

 indications complétées pour certains détails pratiques par les conseils 

 de M. Baron. 



En ordre de marche, il a la forme et les dimensions d'une boîte de micros- 

 cope dont une des parois rabattue horizontalement porte le rhéostat et le 

 système éclairant enveloppé dans un manchon étanche à la lumière. La 

 lampe a un filament en V, qui, présenté en pointe, réalise un foyer vrai- 

 ment punctiforme, ce qui importe pour la netteté de l'image. Les rayons 

 postérieurs sont récupérés par un miroir étudié pour éviter le double foyer 

 qui se produirait avec un miroir sphérique. Miroir, lampe et condensateur 

 sont renfermés dans un tube articulé, afin de pouvoir diriger le faisceau 

 lumineux sur le miroir du microscope dont la hauteur varie selon les 

 modèles. Le rhéostat en toile d'amiante, pour en diminuer le poids, donne 

 li^ois intensités lumineuses différentes. 



Pour opérer, on dispose dans la boîte le microscope, du reste quelconque, 



