148 BIENFAIT ET HOGGE. 



y 





rwruùiie à- seco nctes ' 



FiG. 3. Circulation c(?phaliquo artificielle. Les lei très et C0- indiquent les passages 

 alternatifs de sang veineux et de sang oxygénd. 



En somme, la quantité d'oxygène semble ne pas avoir 

 d'influence bien marquée: toutefois les résultats ne sont pas 

 suffisamment constants pour pouvoir tirer une conclusion; 

 aussi, nous nous proposons de reprendre les expériences de 

 cette partie de notre travail. 



Nos dernières expériences ont été faites au moyen de notre 

 appareil modifié. Avec l'appareil primitif, il fallait la plus 

 grande attention, si l'on voulait conserver une température 

 constante : on devait à tout moment vérifier la température des 

 bocaux, à 21^50 au-dessus de la table, et celle du serpentin; 

 de plus, l'appareil était fort encombrant. 



Nous avons supprimé le serpentin en descendant les réci- 

 pients contenant le sang, au niveau de l'animal et en les 

 chauffant en cet endroit. La pression obtenue par une colonne 

 de sang, nous est donnée maintenant par une colonne d'eau. 

 Voici d'ailleurs une description succincte de l'appareil : 

 A 2^50 au-dessus du sol se trouve un réservoir d'eau ; cette 

 eau est conduite par un tube au fond d'une bonbonne pleine 

 d'air, hermétiquement fermée et communiquant par des tubes en 

 caoutchouc avec deux flacons pleins de sang. Des tubes en 

 verre partent du fond de ces flacons et, sortant par les bou- 

 chons, conduisent le sang dans les carotides de l'animal (le sang 

 veineux dans une carotide, le sang artériel dans l'autre). La 

 pression se transmet à l'air de la bonbonne, puis à la surface du 

 sang. 



Les flacons sont chauffés aii bain-marie à 39o ; le sang n'a pas 

 e temps de se refroidir dans son trajet de l'appareil à l'animal. 



