LA PULSATION DU CŒUR CHEZ LE CHIEN. 223 



OU sur le côté dans la gouttière d'opération. La veine jugulaire 

 externe droite était mise à nu à la région inférieure du cou et 

 isolée jusqu'à l'entrée de la poitrine, à l'endroit où elle se 

 réunit à la veine axillaire. A cet effet, il est utile de diviser en 

 travers, au moyen du thermocautère, la partie antérieure des 

 muscles pectoraux. Les pulsations de la jugulaire, ou celles du 

 tronc veineux résultant de l'union de la jugulaire avec l' axil- 

 laire, recueillies au moyen d'un explorateur Verdin, sont trans- 

 mises à un petit tambour à levier très sensible (modèle Rotlie 

 de Prague), qui écrit avec un minimum de frottement sur le 

 papier légèrement enfumé du grand kymograplie de Hering. 

 En regard du pouls veineux, on inscrit simultanément le tracé 

 du pouls carotidien recueilli au moyen d'un spliygmoscope de 

 Marey, ou celui du choc extérieur du cœur au moyen de 

 l'explorateur (cardiographe) de Marey. La vitesse de l'appareil 

 est contrôlée au moyen d'une horloge inscrivant les secondes. 

 On arrête fréquemment la marche du papier enfumé, de manière 

 à permettre aux différentes plumes d'inscrire des lignes de 

 repère. Pendant ces arrêts, le mouvement propulseur continue 

 à marcher et conserve toute sa vitesse. Immédiatement après 

 l'arrêt, le papier repart avec la même vitesse uniforme. 



L'explorateur Verdin présente une plaque métallique que 

 l'on glisse sous la veine. La plaque porte, à sa face supérieure, 

 une demi-gouttière fixe sur laquelle se place la veine. Une 

 demi-gouttière mobile vient recouvrir la veine et communiquer 

 ses battements, par l'intermédiaire d'une petite tige verticale, à 

 la membrane en caoutchouc mince d'un petit tambour à air 

 très sensible. Le tambour à air peut être fixé à la hauteur 

 voulue au-dessus de la veine ; il est mobile le long d'une petite 

 tige métallique : le tambour à air est relié à un tambour à 

 levier. 



Le sphygmoscope dont je me sers, et dont la figure 8 

 représente un croquis en demi-grandeur naturelle, rappelle 

 l'instrument imaginé par Marey. La modification consiste dans 

 l'adjonction d'un tube de lavage f, et dans l'emploi d'une 

 canule artérielle en forme de -\-. Le tube t et les branches 



