SÉANCE DU l6 JANVIER 1922. i65 



Teneur des mélanges. Temps (en secondes) employé 



I — — ^^- "■"■ par la tache contaminante 



885 Pale. Maclunery n" I. pour parcourir 5". .50. 



100 o 171,3 



95 5 i.5o 



90 10 108 



o 100 81,25 



Ces phénomènes jouent un r (Me important dans la lubrification et dans le 

 filage de l'huile à la mer employé sur les navires pour atténuer Teffet des 

 tempêtes. 



CHIMIE ANALYTIQUE. — Appareil pour la détermination de la concentration 

 d'une solution en ions hydrogène. — Application à la recherche des acides 

 minéraux dansle vinaigre. Note de M. Axdré Klixg et de M. et M™^ A. 

 Lassieur, présentée par M. A. Haller. 



La concentration d'une solution en ions hydrogène est une grandeur qui 

 prend actuellement une importance considérable en Chimie. On sait que 

 depuis d'assez nombreuses années déjà, les biologistes ont tiré un grand 

 parti de sa mesure, et nous pensons que des services aussi grands pourront 

 être rendus aux chimistes par la connaissance de cette valeur. La détermi- 

 nation revient à une mesure de différence de potentiel entre les bornes 

 d'une pile, constituée par l'électrode d'hydrogène baignant dans le liquide 

 d'expérience, une liaison liquide et une éleclrode auxiliaire (calomel). 



On emploie toujours la méthode de compensation de Poggendorf, en utilisant l'élec- 

 tromètre capillaire comme instrument de zéro. Nous avons estimé que cette méthode 

 excellente, d'ailleurs, pouvait être simplifiée, et l'appareil mis sous une forme robuste 

 et pratique, convenant parfaitement à un laboratoire technique. Le montage est figuré 

 ci-après. Un accumulateur ou pile sèche .\ débite sur l'ensemble des deux rhéostats B 

 et G, par l'intermédiaire d'un interrupteur D. La résistance de B e-t de 5 ohms, celle 

 de G étant de 190 ohms enviion. Un commutateur K e?t relié comme l'indique la figure 

 à la pile P, dont on veut mesurer la difierence de potentiel aux bornes (électrode"^ 

 hydrogène-liaison, électrode au calomel), aux curseurs E, F et au millivoltmètre ^ . 

 Celui-ci permet de mesurer 1200 millivolts avec une approximation de i millivolt, il 

 présente plusieurs sensibilités. Ce dis|»ositif ne comporte aucun organe délicat, ni pile 

 étalon, ni électromètre capillaire, dont le maniement est assez difficile. Pour eflec- 

 tuer une mesure, ou oppose à la pile P une différence de potentiel prise entre les 

 cur.-5eurs E et F que l'on fait mouvoir jusqu'à ce que le millivoltmètre revienne au zéro, 



C. R., 1922, I" Semestre. (T. 174, N° 3.) 12 



