286 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



ÉLECTRICITÉ. — Sur la mesure des isolements par la méthode 

 dite d'accumulation. Note de M. H. Chaujiat, présentée par M. J. Violle. 



On sait que la méthode de mesure des isolements, dite d'accumulation, 

 consiste à charger un condensateur de capacité C à travers la résistance 

 d'isolement à mesurer R, à Taide d'une pile de force électromotrice E. Dans 

 ces conditions, la différence de potentiels entre les armatures du condensa- 

 teur Y,, acquise au bout du temps ^,, est définie par Téquation 



( I j ^1= CK Loge 



K-W 



d'où l'on déduit immédiatement R, les grandeurs V, V,, /, pouvant être 

 facilement mesurées. 



Cette méthode convient à la mesure des résistances d'isolement très 

 élevées. 



On est alors gêné paj- lisolemeut propre g du condensateur qui se 

 décharge à travers son propre [diélectrique pendant qu'il se charge sous 

 l'action de la pile E. 



L'équation devient alors 



GRp , I- 



;p — (ii + p)V. 



équation transcendante en R que l'on peut résoudre par approximations 

 successives, p étant mesuré dans une expérience distincte. 



On peut s'exposer alors à de graves erreurs. 



De la formule (2) on tire en effet : 



(3) V -• ^P 



K + p 



formule qui montre que la différence de potentiels V, atteint une limite 



_Ep_ 

 R + p' 



qui peut être très inférieure à E. La quantité d'électricité reçue par le con- 

 densateur pendant un temps infiniment petit est alors égale à celle qu'il 

 perd à travers son propre diélectrique. 



Cette limite n'est atteinte qu'au bout d'un temps théoriquement infini. 



