SÉANCE DU 3o JANVIER 1922. 287 



Mais dans la pratique de la mesure, suivant les valeurs de C, de R et de p, 

 la valeur de V, acquise au bout du lemps ^, fini, peut ne dilVérer de la 

 valeur limile que d'une quantité inappréciable, inférieure aux erreurs de 

 lecture. 



Dès lors, quelle que soit la durée de la charge, <»n obtiendra toujours la 

 même valeur V, de la différence de potentiels finale aux bornes du conden- 

 sateur. On peut alors, si Ton n'y prend garde, faire des erreurs considérables 

 dans la mesure de 11, par exemple de l'ordre de jo pour 100 et plus. 



Pour éviter les erreurs tenant à cette cause, on devra toujours faire deux 

 mesures, au moins, l'une avec une durée de charge ^,, l'autre avec une durée 

 de charge j\ > /,. On doit trouver dans le second cas une ditVérence de 

 potentiels tinale V'^ noUihlemcnt plus grande que ^ ,. 



Si Vj et Y, se confondent sensiblement, aux erreurs près des lectures, 

 c'est que la limite de charge a été déjà pratiquement atteinte dans la pre- 

 mière expérience. Et l'on devra recommencer l'expérience en faisant durer 

 la charge pendant un intervalle de temps plus faible que /, . On continuera 

 jusqu'à ce que dans deux expériences faites pendant des durées inégales, ^, 

 et ?',, on trouve, pour la valeur finale de la différence de potentiels entre les 

 armatures du condensateur, deux valeurs notablement différentes V, et V'^. 



Dans les deux cas, l'isolement du condensateur, p, sera mesuré à part par 

 la méthode de la perte de charge. Et comme l'on sait que l'isolement d'un 

 diélectrique est fonction de la différence de potentiels à laquelle il est 

 soumis, cet isolement du condensateur sera mesuré successivement de la 

 façon suivante : 



Pour déterminer la valeur de p correspondant à la première mesure^ on 

 chargera le condensateur à la différence de potentiels initiale V, et on le 

 laissera se décharger à travers son propre diélectrique pendant un temps 

 convenable fixé par les conditions optima de précision. 



On opérera de même pour déterminer la valeur de p correspondant à la 

 seconde mesure, mais en chargeant cette fois le condensateur à la différence 

 de potentiels initiale V^. 



Tous calculs faits, on obtiendra deux valeurs de R qui seront nécessaire- 

 ment différentes, la résistance d'isolement mesurée étant dans les deux-cas 

 placée dans des conditions électriques différentes. Elle est soumise en effet, 

 dans le premier cas, à une différence de potentiels variable pendant la durée 

 de l'expérience entre E et E — V,, et dans le second cas à une différence de 

 potentiels variable entre E et E — V'j. Mais les résultats pourront toujours 

 être interprétés pratiquement. 



