536 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



et /est la distance focale de l'objectif. Etant donné que l'on peut toujours 

 niveler l'instrument à i' près, on voit, qu'avec une lunette de o'",75 de 

 foyer, le constructeur pourrait commettre, sur // et >?■, des erreurs de i™*^^ 

 sans entraîner, pour la distance zénithale, une erreur supérieure à o",i5. 

 D'ailleurs, il est toujours facile de régler l'appareil de manière que les 

 erreurs instrumentales restent bien inférieures aux erreurs d'observation : 

 il suffit de disposer, en avant de Tobjeclif de la lunette coudée, un collima- 

 teur au foyer duquel se trouve une très petite ouverture éclairée, formant 

 étoile artificielle. La lunette coudée peut être réglée de manière, qu'en lui 

 donnant des inclinaisons de lo'de part et d'autre de l'horizontale, on ne 

 puisse constater aucun déplacement de l'image de l'étoile artificielle par 

 rapport à la croisée des fils. 



L'appareil doit être suffisamment rigide pour que la distance ]NF du 

 point nodal arrière de l'objectif à la croisée des fils du réticule reste inva- 

 riable. Afin de ne pas avoir à exercer une pression sur l'appareil pendant le 

 cours d'une série d'observations, on laisse en place l'oculaire à fort grossis- 

 sement. H faut alors avoir recours à un chercheur pour amener l'image de 

 l'étoile dans le champ de la lunette. L'observation à faire consiste à noter 

 l'heure du passage des étoiles aux divers fils horizontaux du réticule ; on 

 en déduit, par les méthodes ordinaires, l'instant du passage au fil central. 



Le bain de mercure doit être monté sur des vis calantes qui permettent 

 de l'élever ou de l'abaisser. On peut ainsi mettre au point l'image de 

 l'étoile sans altérer les deux réglages essentiels de Finstrument. L'appareil 

 peut être construit pour une distance zénithale quelconque ; on pourrait 

 même imaginer une lunette coudée à angle variable. 



Une première lunette coudée de o'",o4 d'ouverture et de o'", 4o de foyer, 

 pour observer les astres à 3o"^ du zénith, a été montée provisoirement afin 

 de se rendre compte de la précision des résultats qu'on pouvait obtenir. 

 Des observations ont été faites avec cet appareil à l'Observatoire de Paris 

 par MM. .Iules Baillaud et Pourteau. Les erreurs ont été de Tordre de 

 grandeur auquel on devait s'attendre étant donné le degré de précision de 

 l'enregistrement de l'heure du passage des étoiles aux lils du réticule. 



Un instrument plus important de o"',075 d'ouverture et de 0^,75 de 

 foyer est en construction. 



