SÉANCE DU 20 FÉVRIER 192a. ^4^ 



et la sensibilité aux vitesses ascensionnelles ainsi introduite devient indépen- 

 dante de la pression extérieure P, mais reste fonction (à variation beau- 

 coup plus lente) de l'altitude par rinlermédiaire de la température exté- 

 rieure T. 



Les deux facteurs t et -^ sur lesquels on peut agir séparément et très 



facilement permettent de réaliser des sensibilités extrêmement élevées; 

 mais c'est au détriment des mesures en régimes variables {x variable), 

 les trois derniers termes de l'équation générale prenant une importance 

 relative notable. 



Si Ton veut atteindre des sensibilités très grandes, le manomètre à tube incliné 

 arrive à faire, avec le plan horizontal, un angle si faible, que la plus petite rotation 

 accidentelle de l'appareil autour d'un axe horizontal perpendiculaire au tube modi- 

 fierait sa sensibilité dans des proportions inadmissibles. Pour éviter ce défaut, il faut 

 que la projection verticale du tube varie très peu, donc qu'il soit lui-même vertical : 

 cette condition peut être réalisée en utilisant un manomètre différentiel à deux 

 liquides. L'alcool éthyliqiie (à 90 pour 100 pour que sa densité soit stable) et le 

 pétrole (à proportion de composants denses convenablement dosée) permettent de 

 réaliser des couples de liquides non miscibles, à différence de densités réglable 

 à volonté, qui fournissent une surface de séparation bien mobile et très permanente. 



Le manomètre différentiel permet aussi d'éliminer les déplacements de zéro dus 

 aux mêmes changements accidentels d'orientation relative de la pesanteur (ou, plus 

 exactement, de la pesanteur apparente) : pour que les distances verticales entre les 

 centres de gravité géométrique des surfaces libres ne soient pas altérées par les petites 

 rotations envisagées, il faut et il suffit, en effet, que ces divers centres géométriques 

 soient placés sur une même verticale; or cette condition est réalisable en disposant les 

 deux surfaces libres dans deux réservoirs cylindriques coaxiaux, et la surface de sépa- 

 ration des deux liquides dans un tube manométrique prolongeant leur axe commun. 



Quel que soit le manomètre utilisé, sa sensibilité statique j est facile à 

 déterminer expérimentalement; le volume v du vase à fuite étant d'autre 

 part connu géométriquement, une mesure de sensibilité globale de l'appa- 

 reil en régime permanent permet de déterminer B. Le coefficient s est 

 connu géométriquement; et l'étude des mouvements propres du mano- 

 mètre isolé, écarté de sa position d'équilibre, permet de calculer ses coeffi- 

 cients d'amortissement et d'inertie. 



