SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1922. 547 



table et l'on mesurera, d'une façon correcte, au wattmètre, la puissance 

 totale qui se dépense entre P et Q, c'est-à-dire la puissance? qui se dépense 

 dans le circuit A (l'interrupteur I étant alors fermé) augmentée de la 

 puissance qui se dépense dans le circuit PBQ, de la puissance consommée 

 par le voltmètre et de celle consommée par le fil fin du wattmètre. 



Ceci fait, nous coupons le circuit A et, ramenant la différence de poten- 

 tiels très exactement à la même valeur, nous mesurons encore, sans cor- 

 rections (le circuit étant alors très peu inductif), la puissance qui se dépense 

 dans les trois circuits PBQ, V et D. 



La puissance n'étant fonction que de la différence de potentiels aux 

 bornes, nous aurons la puissance P absorbée par A par différence. Mais il 

 faut que la différence de potentiels entre les points P et D soit ramenée 

 très exactement à la même valeur au cours des deux mesures succes- 

 sives. 



On objectera que la puissance P étant mesurée par différence, on peut 

 avoir une erreur relative assez élevée. Mais l'opérateur prévenu portera 

 toute son attention sur ce point et cela vaut encore mieux que l'incertitude 

 où l'on se trouverait en n'employant pas cet artifice. . 



D'ailleurs il est possible alors d'employer des watlmètres très sensibles, 

 c'est-à-dire à grand couple et, par suite, à fil fin notablement plus 

 inductif qu'à l'ordinaire. On aura alors des lectures suffisamment élevées. 



On remarque qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la puissance 

 dépensée dans le fil fin du wattmètre qui s'élimine, elle aussi, par diffé- 

 rence. 



CHIMIE PHYSIQUE. — Utilisation de la force thermo-électromotrice de coTitact 

 pour identifier quelques aciers. Note (') de M. Galibourg, présentée par 

 M. H. Le Chatelier. 



L'essai de dureté par bille Brinell, sur métal recuit, permet d'identifier, 

 dans les ateliers, avec une approximation suffisante, les diverses catégories 

 d'aciers ordinaires. Pour les aciers spéciaux, cet essai ne suffit plus, des 

 aciers de nature différente présentant la même dureté. Cette considération 

 m'a conduit à rechercher une méthode classant les aciers dans un ordre dif- 

 férent du classement par dureté, mais applicable, comme l'essai Brinell, à 

 chaque pièce individuellement. 



Le dispositif suivant {fig. i), basé sur l'utilisation des forces électromo- 



*) Séance du 6 février 1922. 



