6o4 ACADÉMIE DES SCIENCES^ 



toute la triangulation, on voit qu'il règne sur tous les côtes, du fait de 



l'erreur commise sur son altitude, une incertitude de irp. —- Pour des 



360799D2 



raisons analogues, les fermetures sur les bases de vérification de San 



— I 



89764 



"o 



Gabriel et Viviate qui sont de — 0", 07358 et + o™, o25G5, ou 



-\- 1 



et ^ — j— (*), sont affectées des erreurs moyennes rt i""",55 et ± 4™'") 29, 



ou T-^ et -, 



4201 177 1 910099 



La discussion ci-dessus est le premier exemple, dans la géodésie française 



tout au moins, d'une compensation des altitudes trigonométriques suivie 



d'une analyse complète des erreurs. Pour la réaliser, MM. Hasse 



et Reneaume, calculateurs au Service Géographique, ont assumé la tâche 



d'exécuter sous ma direction une longue suite de laborieux calculs. 



PHYSIQUE. — Meswe du pouvoir moyen de pénétration d'un faisceau de 

 rayons X par un nouveau procédé radiochromomètrique . Note (^) de 

 M. MiRAMoxD DE Lakoquette, transmisc par M. Laveran. 



La mesure du pouvoir de pénétration du rayonnement d'une ampoule 

 est utile pour tout travail radiologiqae et indispensable en radiothérapie, 

 surtout avec les rayonnements très différents et de plus en plus pénétrants 

 que l'on emploie aujourd'hui. 



Le procédé radiochromomètrique de M. Benoist si simple et si coni- 

 mode, et dont l'emploi s'est généralisé, fournit d'utiles indications, et son 

 échelle de pénétration moyenne en degré B. a été partout adoptée. Cepen- 

 dant l'expérience montre que les données du radiochromomètre manquent 

 de précision, qu'elles ne s'appliquent pas aux rayonnements très péné- 

 trants, et qu'elles ne constituent pas une mesure réelle de la pénétration. 



Nous avons constaté notamment les faits suivants : 



1° Les divers radiochromomètres livrés dans le commerce ne donnent 

 pas tous les mêmes indications : cinq radiochromomètres pris au hasard 

 et placés sur une même plaque, sous un même rayonnement, ont donné sur 

 le cliché : un VI B., deux VII B. et deux VIll B." 



2*^ Au delà d'une certaine tension, environ 70000 volts, le radiochro- 



(1) Tome III, fasc. 2, p. G. 8. 

 (■^) Séance du 20 février 1922. 



