6o6 



ACADEMIE DES SCIENCES. 



plaque de plomb percée de trous, d'où le nom de grille scléromélrique que 

 nous lui avons donné. 



Sur un trou dessiné en. rosace est fixé le radiochromométre de Benoist avec sa plage 

 centrale d'argent et ses douze degrés d'aluminium bien délimités. Seize autres trous 

 plus petits sont recouverts par des lames de métal en nombre croissant, dont le 

 pouvoir de filtration se mesure en millimètres d'aluminium et va jusqu'à 66™"". 



~7ei7itet par filtmtion en rnillim . fjf^ 

 ht 



1 



Grille scléromélrique. 



Epreuve rodiographique sur papier au j^élatino-bromure d'argent, 2 niillis. 



Etincelle, 10°""; hauteur de l'anticathode 3o'^'=; pose totale, joo secondes. 



Sur un côté est l'échelle chromomélrique dont les trous restent libres, mais seront 

 recouverts successivement par une lame de plomb pendant l'épreuve radiographique. 



Pour l'opération, on place la grille sur une feuille de papier sensible, sou3 enveloppe 

 noire, anticathode à 20''™ ou So'^^™, intensité 2""» à 4"™» temps de pose 100 à 200 se- 

 condes; les trous de l'échelle chromométrique sont recouverts après i, 2, 3, 5, 10, i5, 

 20, 3o, 40, 5o pour 100 du temps total. 



Après développement, on détache l'échelle chromomélrique dun coup de ciseaux et 

 on les superpose à l'échelle de teintes par filtration. 



La grille peut être simplifiée et comprendre seulement un radiochromométre sur une 

 plaque de plomb en rosace, avec 3 trous pour 3 teintes chromomélriques principales, 

 par exemple 20, 10 et 5 pour io<>. On peut même se contenter d'un seul trou pour le 

 10 pour 100, dont la profondeur suffit à caractériser le pouvoir de pénétration moyen 

 d'un rayonnement. 



Nous avons établi avec ce procédé une échelle de degrés de pénétration e". 

 correspondance approximative avec les degrés Benoist, mais qui peut aller 

 au delà de XIIB. et s'appliquer à tous les rayonnements. 



