SÉANCE DU 27 I ÎIVRIER 1922. 607 



Degrés Correspondance 

 sclérométriques approvimative Profondeur en millimétrés d'aluminium 



ou de pénétration avec les — 1^ — — ^ — 



iiiuyenne. degrés Henoist ('). du 20 °/o. du 10 °/„. du ô"/». du i 7.,. 



lA . 3-5 0,7 1,5 3 5 



A\ 4-5 1,3 2,5 - 5 8,5 



VI. 5-7 2 4 7,5 i3 



AU. 6-7 3 5,5 10 17 



VIII. 7-8 4 7 12,5 21 



IX. 8-9 5 8,5 i5 26 



X. 8-9 6 10,5 .18 3i 



XI. 9-'o 7 12,5 il 38 



Xïl. 10- Il 9 .i5 25 46 



XIII. lo-ii II 17 29 54 



Xn\ II-X2 i3 19 ■ 33 62 " 



La grille scl<''rométrique n'a pas seulement pour but d'indiquer le degré 

 de pénétration moyen; elle permet de suivre de millimètre en millimètre 

 d'aluminium, ou approximativement de centimètre en centimètre dans les 

 tissus, l'absorption du rayonnement, ce qui est particulièrement important 

 en radiothérapie, où l'effet dépend moins de la quantité incidente j:|ue de la 

 quantité absorbée au point considéré. 



Enfin la comparaison entre elles ou avec une épreuve étalon de diverses 

 radiographies de la grille, obtenue sous divers rayonnements, dans des con- 

 ditions identiques de temps, de distance, d'intensité et de développement 

 donne une mesure à la fois qualitative et quantitative de ces rayonnements 

 et par conséquent du débit des tubes et des appareillages. 



MESURES ÉLECTRIQUES. — La mesure des puissances par V électrodynamo- 

 mètre différentiel. \ote ( -) de M. Paul de la Gorce, présentée par M. Paul 

 Janet. 



La méthode décrite ici (^) sert au Laboratoire central d'I^^lectricité pour 

 l'étalonnement des wattmètres en courant alternatif. Elle consiste essentiel- 



(') Obtenus par llltralion 



(■-) Séance du 20 févriei" 1922. 



(*) Le principe de la méthode de l'électrodjnamomètre difierentiei a été indiqué 

 par Potier dès 1902 (voir A. Potier, Mémoires sur l' Electricité et l'Optique, p. 89). 

 Mais nous l'avons appliqué dans des conditions différentes de celles qu'avait suggérées 

 l'illustre physicien. 



