6o8 



ACADKMIE DES SCIENCES. 



lement à équilibrer la puissance à déterminer, ou une fraction connue de 

 celle-ci, par une autre puissance aisément accessible aux mesures (puissance 

 dissipée dans un circuit non inductif convenablement réalisé). A cet effet 

 on utilise un électrodynamomètre à miroir de grande sensibilité comportant 

 deux bobines inductrices fixes B, et Bo, aussi identiques que possible, et 

 une bobine h mobile. Le montage réalisé est celui de la ligure ci-dessous : 



r " 



-AAA^V- 





B, 



r' 



i 





Soient U la tension du réseau, I le courant dans le circuit d'utilisation. La 

 puissance à mesurer a pour expression UI cosç;. Dans le cas de la figure, qui 

 correspond à Tétalonnement d'un waltmètre >V, cette puissance est une 

 puissance fictive. 



Supposons d'abord négligeables les inductances des circuits des bobines b, 

 B, et B^,. Les bobines /^ et B, sont alors parcourues par des courants en 

 phase avec la tension U et la bobine B^ par une dérivation du courant I en 

 phase avec celui-ci. Admettons aussi que l'appareil soit parfaitement symé- 

 trique. Quand l'équilibre est obtenu, on [a, avec les notations de la figure, 

 les relations suivantes : 



R 



i' = l'cOSG nr 1 COSO 



' R -+- /•' 



OU sensiblement 



i'z=: I COS'O 



R 



B étant toujours très faible vis-à-vis de r' . D'autre part 



U 



/■ + 



,-'r" ^ /■'■ 

 /■'■ + /■"■ 



