Donc 



SÉANCE DU 27 1 KVRIER 1922. 6 09 



U / ' , R 



d'où 



/■ + — ; 



r' + r 



L- r'r" i 



y I cos 9 = j-f^ X -, j. X -Tj ' 



r -i -. T. 



En définitive, si l'on suppose connues les résistances r, /, r" et II, la 

 mesure de la puissance se trouve ramenée à une simple mesure de tension 

 qu'on peut effectuer avec toute la précision et toute la sensibilité désirable 

 à l'aide d'un électromètre. 



Nous avons admis que les circuits des bobines ne sont pas inductifs. 11 

 est évident que cette hypothèse est inexacte^ Mais la méthode reste valable 

 dans tous ses détails pourvu que les trois circuits considérés possèdent la 

 même constante de temps. On aura donc soin de monter en série avec les 

 bobines inductrices et induite des résistances et des inductances appro- 

 priées de manière à réaliser très exactement cette condition. Les vecteurs 

 qui représentent les intensités dans les «'uroulements de l'électrodynamo- 

 mètre tournent alors du même angle sans changement de leur position 

 relative. Les équations gardent la forme indiquée sous réserve de substituer 

 à la résistance /' l'impédance z'. Moyennant ces précautions, la méthode 

 s'apphque en toute correction quelle que soit la fréquence et quel que soit 

 le déphasage entre la tension et le courant. 



Quant à la symétrie de l'appareil il est possible de l'obtenir d'une 

 maïuère complète avec l'électrodynamomètre dont nous disposons. Il suffit 

 pour cela d'agir très légèrement sur les vis calantes de manière à rappro- 

 cher la bobine mobile de l'une des deux bobines fixes. D'ailleurs, si le réglage 

 n'est pas absolument parfait, on peut éliminer les erreurs de dissymétrie en 

 interchangeant les circuits des inducteurs et en prenant la moyenne des 

 résultats ainsi obtenus. 



La méthode est extrêmement souple puisqu'elle permet de mesurer avec 

 le même appareil les puissances les plus diverses par le simple changement 

 de la résistance R. Elle présente de plus une grande sensibilité qui n'est 

 limitée pratiquement que par l'approximation avec laquelle seront connues 

 la tension L et les résistances (ou les impédances) des circuits. Enfin elle 

 offre tous les avantages des méthodes de zéro, qui suppriment les erreurs et 

 les difticultés inhérentes à l'étalonnement d'un appareil à déviation. 



