8o6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



faible diamètre muni d'un robinet. L'ensemble est rempli partiellement 

 d'un liquide contenant en suspension des particules assez grosses pour 

 échapper au mouvement brownien. On pointe au microscope celles de ces 

 particules qui se trouvent suivant l'axe du tube, en visant à travers une 

 lamelle couvre-objet de microscope, collée sur le tube par une goutte de 

 baume de Canada. 



Pour faire une mesure, on fait régner dans un des flacons la pression 

 inconnue, et l'on immerge plus ou moins, dans le liquide de l'autre flacon, 

 une aiguille suspendue à un fil qui s'enroule sur un tambour gradué. La 

 différence de niveau produite se calcule aisément connaissant la longueur 

 de la partie immergée de Faiguille, son diamètre et la section du récipient. 

 Entrouvrant alors le robinet, on juge, d'après le mouvement des parti- 

 cules, du sens dans lequel il faut agir sur le tambour pour arriver à l'équi- 

 libre. 



Lorsque la communication complète est établie, la sensibilité est loo fois 

 plus grande que celle du micromanomètre de Henry ('). Par une journée 

 très calme (l'appareil est- sensible aux moindres variations de la pression 

 atmosphérique), à une heure où les vibrations du sol étaient réduites et 

 en utilisant un tube un peu large (5™™ de diamètre), pour diminuer le ralen- 

 tissement causé par la viscosité, j'ai pu saisir une différence de pression 

 de ~~ de barye, correspondant à une dénivellation de ^ de micron d'eau. 



PHOTOGRAPHIE. — Sut' un nouvel obturateur crobjeclif pour la prise de photo- 

 graphies (lériennes œ^ec les appareils à grand foyer. Note de M. A. Guil- 

 lemet, présentée par M. Ch. Lallemand. 



L'emploi de la photographie aérienne au levé des plans de précision et au 

 contrôle des indicateurs d'altitude, de direction et d'inclinaison à bord des 

 avions, est conditionné par la précision obtenue sur les clichés photogra- 

 phiques eux-mêmes. 



Pour les grands oJjjectifs (foyers de o"',5o et de i'",2o), on n'a utilisé 

 jusqu'ici que des obturaleurs de plaques : une fente éclairante se déplace 

 devant la plaque, à une vitesse assez faible (temps total dépassant \ de 

 seoonde pour les plaques i8x 24) et surtout à une vitesse variable, le 

 mécanisme ne fonctionnant qu'au moment de la prise du cliché. 



(') A. Henry, Comptes rendus, t, 155, 191 2, p. 1078, 



