SÉANCE DU 27 MARS 1922. 867 



Ce couple est équilibré par un couple de torsion C|3 (^ angle de torsion 

 du ressort, angle ayant une origine quelconque). 



On voit que si li est proportionnel à P (cas des wattmètres où P repré- 

 sente la puissance à mesurer) et si d'autre part 



— — rziconst., 

 d(X 



p sera proportionnel à P. 



Pour qu'un appareil à lecture directe soit à indications proportionnelles, 

 il faut donc que M soit une fonction linéaire de l'angle a. 



Or cette condition ne peut être remplie que d'une façon approximative 

 par des artifices de construction. 



Un cas particulier où cette condition serait rigoureusement remplie et où 

 de plus on aurait à toutes charges M == o serait très intéressant d'abord 

 pour la proportionnalité et aussi parce qu'il n'y aurait pas de correction 

 variable avec la charge provenant de M^ o dans l'emploi de Tappareil en 

 courant alternatif. 



Le dispositif ci-après réalise ces deux conditions : 



L'équipage mobile à fil fin a la forme d'un cadre rectangulaire D; il est 

 pivoté entre pierres et la position d'équilibre ainsi que le couple de torsion 

 sont assurés par deux ressorts spiraux R bandés l'un contre l'autre. Ces 

 ressorts sont attachés d'une part à l'axe et d'autre parla un point fixe du 

 socle. Cet équipage porte une aiguille A mobile sur un cadran divisé en 

 parties égales E. 



Le circuit à gros fil S (circuit des ampères du Avattmètre) porte un en- 

 roulement à forte section et les deux extrémités du circuit aboutissent à 

 deux bagues C et C sur lesquelles frottent deux balais B et B', Ce circuit 

 n'est pas fixe; on peut le faire tourner à la main à l'aide de la manette M 

 autour de l'axe de rotation du circuit D ; il porte un index L 



On procède ainsi : l'appareil étant mis en service, on amène l'index I en 

 regard de l'aiguille A. On lit alors l'angle de déviation de A sur le cadran, 

 soit ^. 



La coïncidence entre l'aiguille A et l'index peut être assurée de façon 

 grossière. Si a est l'angle d'écart entre ces deux index, le coefficient d'in- 

 duction mutuelle est de la forme 



■ M =r Mgsina, 



(l'index A étant perpendiculaire au plan d'enroulement de D, l'index 1 

 dans le plan d'enroulement de S). 



