SÉANCE DU 3 AVRIL I922. 909 



des conditions bien déterminées et exactement renouvelables, on enrichit 

 en krypton et en xénon une fraction constante (absorbée par le charbon) 

 du volume gazeux total mis en œuvre. Ce volume d'argon enrichi en 

 krypton et en xénon (o''°',o2 environ) est ensuite dégagé du charbon et 

 accumulé dans un petit tube de Plùcker (pression 3™™). On note alors l'in- 

 tensité de la raie principale du spectre visible du krypton (raie jaune 

 À 5870,915) ou du xénon (raie bleu indigo X 4671,225), en utilisant les 

 raies voisines de l'argon (X 5912,31 et A 586o,54 pour le krypton, X 4-02, 5 

 pour le xénon), appartenant au même spectre, comme repères photomé- 

 trlques. L'examen speclrophotométrique est ainsi effectué à Taide d'un 

 simple spectroscope à vision directe (modèle Jobin ou Pellin) ('). 



Pour doser le krypton et le xénon dans un mélange gazeux quelconque, 

 il suffira d'en séparer les gaz rares lourds (argon -1- krypton + xénon) (""i, 

 puis de préparer une ou plusieurs solutions de ces derniers dans de l'argon 

 pur et de soumettre ces mélanges aux mêmes opérations que les solutions 

 titrées d'argon de l'air (fractionnement par le charbon à — 23° de 4"°' du 

 gaz et examen spectrophotométrique du résidu gazeux fixé par le charbon). 



De l'intensité de la raie principale du krypton ou du xénon on déduira 

 immédiatement ([uelles sont les solutions titrées respectives d'argon brut 

 de l'air équivalentes aux solutions des gaz lourds employées, et, par suite, 

 quelles proportions de krypton et de xénon renferment ces derniers, si les 

 proportions des deux gaz dans l'air sont supposées connues ('). 



2. Cette méthode est compliquée, elle est délicate, puisqu'elle exige, 



(') Pour les détails du mode opératoire, voir Ch. Moureu, Jouni. Chimie- Physique^ 

 t. 11, 1918, p. 108, L'examen spectrophotométrique exige l'absence de tout s[)ectre 

 parasite, et notamment de celui de V hydrogène ; il convient donc d'éliminer complè- 

 tement toute trace des gaz ordinaires du gaz étudié et de purger très soigneusement 

 les électrodes (cuivre) du tube de PlCcker. 



(-) Les opérations à eflTectuer sont décrites dans les Mémoires suivants : Ch. Mot- 

 REU, Journ, Chimie-Physique, t. 11, 191 3, p. 63; Ce. MouREr et A. Lepape, Ann. de 

 Chimie^ t. k, igiS, p.. 137; t. 0, 1916. p. 5 et p. 22.5. 



(^) En vue de rendre minima l'erreur inhérente à l'appréciation des intensités lumi- 

 neuses relatives des lignes spectrales comparées, on s'efforce de réaliser des m^ langes 

 gazeux tels que l'on obtienne l'égalité d'intensité entre les raies mesurées et les repères 

 appartenant à l'argon. Du fait que la raie du krypton utilisée est dans la région j^une, 

 tandis que celle du xénon est dans la région bleue du spectre, où la sensibilité de l'œil 

 est moindre, il résulte que la précision du dosage du krypton est nettenienl supé- 

 rieure à celle du dosage du xénon. Nous pensons que l'erreur commise dans le dosage 

 du krypton est de l'ordre de 10 pour 100. 



