llS6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



donnée par un certain bec annulaire à cheminée en verre, brûlant un nombre 

 déterminé de litres à l'heure. Le « pouvoir éclairant» ainsi défini est une 

 caractéristique extrinsèque du gaz qui dépend de l'appareil servant à la 

 mesurer. 



Pour le continle permanent de la fabrication et de l'émission dans les 

 usines, on se servait surtout d'appareils, improprement appelés « photo- 

 mètres à jet», et basés sur le principe approximatif suivant: si l'on brûle, 

 sous pression constante en colonne d'eau, dans un bec-bougie, des gaz de 

 compositions peu différentes, la hauteur des flammes variegénéralementdans 

 le même sens que le « pouvoir éclairant ». 



Parmi les caraclérisli([ues du gaz, la densité, qui est fonction delà teneur 

 en hydrocarbures lourds, a une influence marquée sur la hauteur de la 

 flamme. Aussi avait-on créé des densimètresindustriels(Bunteparexemple). 

 L'éclairage par becs à incandescence et la cuisine au gaz s'étant beaucoup 

 développés, on se préoccupa ensuite du pouvoir calorifique du gaz, qui est 

 adopté maintenant comme critérium de la qualité utilitaire du gaz. 



Dans ces derniers temps, les emplois du gaz aux chaufl'ages domestiques 

 et industriels ont pris une importance prédominante. Nous avons montré 

 que, si l'on veut réaliser la combustion optima d'un combustible, il faut, 

 avant tout, connaître la quantité de comburant nécessaire à sa combustion 

 théorique complète, quantité que nous appelons « pouvoir comburivore». 

 Il nous suffira de rappeler, par exemple, ([ue, pour utiliser au mieux les gaz 

 industriels de gazogènes et de hauts fourneaux, la connaissance de cette ca- 

 ractéristique intrinsèque est bien plus importante que celle du pouvoir calo- 

 rifique dont on n'est pas maître et qui ne peut renseigner sur le réglage à 

 faire subir aux admissions d'air des brûleurs. Dans le cas particulier d'un 

 gaz brûlé avec de l'air, ce « pouvoir comburi\ore» est le nombre de volumes 

 d'air nécessaires à la combustion parfaite d'un volume de gaz; c'est un 

 rapport, si l'on a soin de ramener ces volumes à la même température et à 

 la même pression, déduction faite de la tension de la vapeur d'eau. 



Notre « comburintètre », appareil permettant de mesurer le « pouvoir 

 comburivore », comprend essentiellement: une chambre de combustion, 

 où la flamme trouve un espace libre pour son entier développement, puis 

 une chambre de contrôle, où les gaz brûlés, convenablement brassés, sont 

 mis en présence d'un révélateur approprié. Les deux chambres forment les 

 deux compartiments d'un petit four vertical surmonté d'une cheminée 

 métallique entourée d'un manchon en verre et percée d'un trou qui permet 

 de surveiller le révélateur. Le gaz, qui peut être mesuré dans un compteur, 



