SÉANCE DU l5 MAI 1922. 1287 



arrive, sur le côté de l'appareil, par le robinet pointeau du brûleur annu- 

 laire, genre bunsen. L'air total, qui arrive au bas de l'appareil, peut être, 

 soit insufflé et mesuré avec un compteur, soit aspiré par l'ellét assez cons- 

 tant du tirage de la cheminée, à travers une soupape dont le degré d'ouver- 

 ture est repéré, si l'on se contente de mesures relatives ; cet air total se 

 divise en air primaire, admis à l'injecteur du brûleur, et en air secondaire, 

 admis à l'intérieur et à l'extérieur de la flamme annulaire. 



M. H. Le Gliatelier avait employé, comme témoin de la combustion par- 

 faite, un dépôt de cuivre sur un corps réfractaire, léché par les gaz brûlés, 

 et dont la coloralion variait avec son état d'oxydation ou de réduction. 

 Nous utilisons le ternissement d'un petit miroir, formé de })lomb fondu, 

 placé dans une coupelle absorbante, phénomène net et brutal facile à obser- 

 ver. La neutralité de la combustion correspond à la disparition complète 

 des langues irisées et mobiles de litharge, qui se forment (|uand il y a excès 

 d'air. 



Si le comburimètre est le complément indispensable du calorimètre, il 

 ne peut, pas plus que ce dernier, même sous la forme d'appareil enregis- 

 treur, servir à la vérilication pratique continue de la nature du gaz fabriqué 

 et émis. Les photomètres à jet ne correspondent plus aux besoins actuels. 



Le gazier moderne doit se préoccuper de fournir du gaz : 



1° De qualité assez constante pour ne pas troubler le fonctionnement : 



a. Des brûleurs bunsen employés aux divers chauffages ou à l'éclairage 

 et parmi lesquels certains sont réglés pour que la proportion d'air primaire 

 suffise simplement à supprimer la luminosité, tandis que d'autres, plus sen- 

 sibles au retour de flamme à l'injecteur, fonctionnent avec une quantité 

 d'air primaire voisine du pouvoir comburivore ; 



h. Des quelques becs papillons qui subsistent encore ; 



2** Satisfaisant aux exigences du cahier des charges comme puissance 

 calorifique. 



Si l'on observe l'aspect de la flatnme d'un bunsen dont la hauteur 

 diminue avec l'accroissement de l'admission d'air primaire, on constate 

 qu'une zone interne, d'abord éclairante et de grand volume, est entourée 

 d'une zone bleue légèrement pourprée où s'achève la combustion du gaz à 

 l'eau formé dans cette zone interne; quand on admet beaucoup d'air pri- 

 maire, le cône intérieur, dont la couleur varie du bleu au vert, est de 

 volume très réduit; lorsque la flamme devient oxydante, les perles collées 

 sur la grille de la tête du brûleur, qui ont finalement remplacé le cône, 

 virent du vert au violet. 



