l370 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



PHYSIOLOGIE. — Compas d''orientalion du pied. 

 Note de M. Gabriel Bidou, présentée par M. Daniel Berlhelot. 



L'art le plus difficile qui soit, celui qui doit réparer la machine humaine 

 et en récupérer les fonctions, est le seul à ne point avoir ses instruments 

 de mesure spéciaux. Je me suis efforcé de combler cette lacune. 



J'ai établi à la base même de ma méthode, dite de Récupération fonction- 

 nelle^ une série d'instruments de mesure qui permoltent d'obtenir d'une 

 façon absoliiQient précise, les données des problèmes de récupération qui 

 nous sont soumis. Celle conceplion nouvelle donne à celle méthode un 

 intérêt vraiment scientifique. 



Le compas d'orientation du pied est un de ces appareils. 



Etant donné que la première condition pour placer un paraplégique sur 

 ses pieds, ou pour corriger une déformation paralytique du pied ou de la 

 jambe, est d'appuyer l'appareillage prothétique sur une base de sustcnla- 

 tion solide, il s'ensuit qu'il devient de la plus haute importance de repérer 

 quelles sont les difformités ou déviations en tous plans de cette base natu- 

 relle formée par les deux pieds. n 



But. — .L'appareil que nous présentons a donc pour but de fixer l'oricn- 

 tatioii du pied dans ses trois plans : frontal, vertical et horizontal, d'en 

 donner par lecture directe sur des rapporteurs ou des règles graduées les 

 angles et les rapporls. 



Description. — 11 se compose (cf. figure) : d'une semelle S, fixée à sa partie antérieure 

 par une rotule dans une genouillère G. Celle-ci coulisse à volonté dans la saignée 

 d'une pièce G, à courbure selon le ravon d'une circonférence dont le centre serait au 

 milieu de l'axe malléolaire. L'ascension ou la descente de la genouillère dans sa j^lis- 

 sière permet toutes attitudes de la semelle dans le plan frontal, soit en talus ou en 

 équin. La semelle S est également oscillante selon le plan vertical, par son support s, 

 dans la douille B, ce tjui permet les mouvements de rotation du pied en valgus ou en 

 varus. Enfin, la semelle S peut encore osciller selon le plan horizontal, du fait que sa 

 fourchette-support F pivote dans la colonne soutien de l'appareil. Gelle fourchette 

 est munie d'une aiguille V, mobile sur un rapporteur Z, qui indique l'angle d'oscilla- 

 tion latérale. 



L'aplomb horizontal et vertical de la semelle est assuré par un niveau d'eau à 

 double direction, N. 



Enfin, sur le côté gauche de l'appareil déjà décrit se trouve une colonne D, sup- 

 portant une équerre \, mobile sur un rapporteur R. Sur la branche oblique de 

 l'équerre est artfculé un index Y. 



