l6l8 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



ÉLECTRICITÉ. — Sur un nouvel électromèlre à index rigide destiné à la mesure 

 des radiations. Note de M. K. Szilard, transmise par M. J. Violle. 



Les électromètres transportables que j'ai étudiés il y a quelques 

 années (^) sont des appareils dont l'aiguille est à pivots et à spiral. Depuis 

 j'ai reconnu qu'un autre système de suspension difTérent du premier permet 

 également l'emploi d'une aiguille indicatrice longue et rigide. Avec ce 

 nouveau montage l'instrument reste également transportable et sa sensibi- 

 lité se trouve considérablement augmentée par rapport à l'électromètre à 

 spiral. 



Principe. — L'aiguille servant à la fois d'équipage mobile et d'index 

 rigide est électriquement reliée à la cage; elle est attirée par un « cadran » 

 de forme spéciale, isolé et chargé d'électricité au moyen d'une minuscule 

 machine à frottement. L'aiguille est suspendue par un ruban fin, tendu^ dont 

 la torsion sert de couple antagoniste. 



Description. — Un ruban très fin en bronze R, long de 25*"^, est tendu 

 verticalement entre deux ressorts à boudin B. A égale distance de ces extré- 

 mités, le ruban supporte l'aiguille A à laquelle il est solidaire. Grâce à cette 

 suspension élastique l'appareil est transportable et ne nécessite pas d'être 

 placé dans une position parfaitement horizontale. 



Afin d'avoir un équipage mobile aussi léger que possible, l'aiguille est 

 découpée de sorte qu'en une pièce elle serve à la fois d'organe d'attraction 

 et d'indicateur. Dans cet effet, l'une de ses extrémités C est circulaire for- 

 mant un secteur de cercle évidé, l'autre est droite et pointue. 



Le cadran N, de forme et de surface aussi réduites que possible (afin de 

 lui donner une capacité électrique mini ma), se trouve dans le prolonge- 

 ment du secteur G de l'aiguille, concentriquement à celui-ci. Ge cadran est 

 composé de deux paires de secteurs d'anneaux, rivés concentriquement 

 ensemble. Grâce à cette forme, l'aiguille est attirée toujours dans le sens de 

 la circonférence. Supporté par une petite colonne, le cadran, seul organe 

 porteur de charge, se prolonge, à travers un bouchon d'ambre, dans la 

 chambre d'ionisation J, disposée au-dessous. Entre ses paires de segments, 

 à égale distance des deux, se trouve l'aiguille engagée sous un angle de 

 i5° environ, lorsqu'elle est au repos; des vis de réglage, servant de points 



(•) Comptes rendus, t. 136. igiS, p. 779, et t. 157, 1918, p. 768. 



