SÉANCE DU 19 JUIN 192:2. 1^19 



d'attache aux ressorts B sont disposées en K et permettent de régler les 

 positions verticale et horizontale de Taiguille. 



Chargeur automatique. — En face du cadran, mais suffisamment éloigné 

 de celui-ci, se trouve un dispositif permettant de le charger à un potentiel 

 voulu. Ce chargeur consiste en un tube d'ébonite E dans lequel coulisse une 

 petite brosse circulaire I en crin. Le frottement des crins contre l'ébonite 

 (sur un parcours de i*^™ à 2"™) produit de l'électricité en quantité suffisante 

 pour fournir la charge nécessaire au cadran. 



Remise à zéro. — Il convient souvent de ramener l'aiguille exactement 

 sur une même division servant de zéro. Pour faciliter cette opération, un 

 levier L peut faire contact avec le secteur. Ce levier étant construit en ma- 

 tière peu conductrice, il y introduit une légère fuite : une fois l'aiguille 

 arrivée à la division voulue, on rompt son contact. 



Lecture. — Elle se fait aisément au moyen de V aiguille et son échelle fixe ; 



